392 N. Zuntz: 



Die Inspirationsluft geht nunmehr durch das innere, die Exspirations- 

 luft durch das äussere der beiden concentrischen, nirgend communicirenden 

 Glasröhren, welche von unten in den Luftraum des Spirometers A aufragen. 

 Die innere Röhre wurde durch ein aufgesetztes Kautschukruhr von gleichem 

 Caliber noch soweit verlängert, dass sie dicht unter der Kuppe des Spiro- 

 meters mündet. — Einige erste Versuche, welche Kempner anstellte ehe 

 diese Aenderung angebracht war, wurden dadurch ungenau, dass die Luft 

 des Spirometers die Zusammensetzung nicht rasch genug mit der durch die 

 Ventile und die Lungen des Thieres circulirenden ausglich. 



2) Die Zufuhr des Sauerstoffes wurde wie folgt bewirkt: Die 

 Aequilibrirungsröhre K, welche früher nur dazu diente, bei wechselndem 

 Stande des Spirometers A entsprechend Quecksilber aus dem ihm aufge- 

 setzten Trichter aufzunehmen, resp. demselben zuzuführen und dadurch den 

 Druck des Athemgases constant zu erhalten, regulirt nunmehr auch die 

 Sauer stoffzufuhr zum Spirometer. Zu diesem Behufe ist K oben mit einem 

 doppelt durchbohrten Kork verschlossen. In der einem Bohrung steckt, 

 gleich unter dem Korke endend, die Röhre G"", welche den Sauerstoff zu- 

 führt, in der anderen die Röhre p, welche ihn, durch Vermittelung des 

 beständig geöffneten Hahnes n in die Bahn der Exspirationsluft eintreten 

 lässt. Die Röhre p reicht in K etwa bis zur Mitte, so dass ihre Mündung 

 durch das aequilibrirende Quecksilber gesperrt wird, wenn das Spirometer 

 etwa zur Hälfte gefüllt ist. Ist nun das Spirometer zu Beginn des Ver- 

 suches soweit mit Luft gefüllt worden, dass bei höchster Stellung der 

 Pumpen Q die Mündung von p noch eben durch das Quecksilber gesperrt 

 ist, so wird diese Sperrung aufhören, so bald das Thier nur ein wenig 

 Sauerstoff verbraucht, und dadurch das Spirometer zum Sinken gebracht 

 hat: sofort strömt dann ein dem Verbrauchten gleiches Sauerstoffquantum 

 durch p in's Spirometer nach, letzteres steigt empor und stellt die Sperrung 

 im Inneren von K wieder her. So bewahrt die Luft im Spirometer un- 

 verändert ihre Zusammensetzung, vorausgesetzt, dass der nachströmende 

 Sauerstoff vollkommen rein ist. 1 



Der Sauerstoff wird, um jede Verunreinigung aus der Luft auszu- 

 schliessen, in dem Maasse, wie er gebraucht wird, aus reinem chlorsaurem 

 Kali ohne Zusatz von Braunstein frisch bereitet. Er wird der Regulirungs- 

 röhre durch die etwa 10 m lange Leitung G, G', G", G'" zugeführt. 

 Diese Leitung besteht aus mehreren dünnen Glasröhren, welche durch 



1 Von den brennbaren Gasen, welche das Thier exhalirt, kann abgesehen werden, 

 da ihre Menge während der Dauer eines Versuches zu unbeträchtlich ist, um das Re- 

 sultat zu beeinflussen. 



