Über die Benutzung curarisirter Thiere u. s. w. 393 



Nowak' sehe Quecksilberdichtungen, älinlich. den bei d, d' etc. am Apparat 

 abgebildeten, mit einander verbunden sind. Sie führt zunächst zur Gas- 

 uhr U, an deren Zifferblatt einzelne Cubikcentimeter mit Sicherheit abzu- 

 lesen sind. Zwei Thermometer und ein mit Chlorcalciumlösung gefülltes 

 Manometer, welches den Ueberdruck misst, unter welchem das Gas durch 

 die Uhr strömt (in der Zeichnung fortgelassen), sichern die Genauigkeit der 

 Messung des Sauerstoffverbrauches. Je nachdem die Spirometerglocke sich 

 mit etwas mehr oder weniger Reibung bewegt, sieht man bei jedem einzelnen 

 oder bei jedem zweiten, dritten Hube der Pumpe den Zeiger der Gasuhr 

 sich vorwärts bewegen. 



Zur Entwicklung des Sauerstoffes dient die horizontal liegende fast 

 l m lange eiserne Röhre F, welche ca. 700 srm chlorsaures Kali fasst. 1 Sie 

 verjüngt sich vorne in eine 80 cm lange senkrecht herabsteigende Gasleitungs- 

 röhre, deren hakenförmig aufgebogenes Ende in ein breites mit Quecksilber 

 gefülltes Cvlinderglas taucht. Ueber dieser Mündung steht das zu einer 

 Glocke von etwa 200 Ccm Capacität erweiterte Ende der zur Gasuhr führenden 

 Röhre G y welches etwa 30 Ccm stärkster Kalilauge enthält, durch welche 

 der Sauerstoff hindurchstreichen muss. — Damit der Sauerstoff bei wechseln- 

 der Stärke der Entwickelung in dem Röhrensystem unter stets gleichem 

 Drucke stehe, was natürlich Bedingung ist, wenn die Angaben der Gasuhr 

 richtig sein sollen, communicirt das Innere der Glocke G" mit dem etwa 

 750 ccm fassenden kleinen Quecksilbergasometer H 1 in welchem der über- 

 schüssig entwickelte Sauerstoff sich ansammelt, um bei ungenügender Ent- 

 wickelung unter die Glocke G zurückzutreten. — Das Gasometer ist ebenso 

 eingerichtet wie das Spirometer A und wie dieses nach dem Pflüg er 'sehen 

 Princip durch Quecksilber aequilibrirt. Durch seine Einschaltung werden 

 die Druckschwankungen in der Sauerstoffleitung auf den Werth von wenigen 

 Millimetern Quecksilber reducirt. Das oben erwähnte Chlorcalciummano- 

 meter gestattet es, auch diese geringen Druckschwankungen in Rechnung 

 zu ziehen. 



Das Aequilibrirungsrohr Y am kleinen Gasometer dient zugleich zur 

 automatischen Regelung der Sauerstoffentwickelung. Zu diesem Behufe ist 

 es oben durch einen Kork verschlossen, durch welchen ein Leuchtgas zu- 

 führendes Glasrohr so weit herunterragt, dass es von dem aufsteigenden 

 Quecksilber gesperrt wird, sobald das Gasometer // etwa zur Hälfte mit 

 Sauerstoff gefüllt ist. So lange der Gasstrom frei ist, tritt er durch das 

 dicht unter dem Kork abzweigende Seitenrohr zu einem grossen unter dem 

 rnen Rohre stehenden Maste-Brenner. Ein neben demselben als Zünd- 



1 Vgl. diu eben erschienene Abhandlung von Tacke: UelxT die Rolle der brenn- 

 baren Gase im Damicanale. Iuau;/.-lJi.ssert. Berlin 1884. 



