394 N. Zuntz: 



flamme stehender Bunsen-Brenner, entwickelt nicht genug Wärme für die 

 Sauerstoffentwickelung, hält aber das Eisenrohr auf solcher Temperatur, 

 dass die Entwicklung sehr rasch durch den grossen Brenner in Gang ge- 

 bracht wird. — Man hat durch die beschriebene Anordnung stets vollkommen 

 reinen Sauerstoff zur Verfügung sobald erst einmal die atmosphaerische Luft 

 aus der Gasuhr und der übrigen Leitung verdrängt ist. Da alle Unter- 

 brechungen in der Continuität der Glasröhren durch Quecksilber nach dem 

 Nowak' scheu Princip gedichtet sind, bleibt der Apparat auch nach Wochen 

 frei von Verunreinigung durch diffundirenden atmosphaerischen Stickstoff, 

 es bedarf nur des Anzündens der Flammen um vollkommen reinen Sauer- 

 stoff in der nöthigen Menge zur Disposition zu haben. 



Sehr leicht ist es, statt atmosphaerischer Luft ein anderes Gasgemenge 

 dem Thiere zuzuführen. Soll dasselbe reicher an Sauerstoff sein, so drückt 

 man vor Beginn des Versuches das Spirometer A mehr oder weniger tief 

 unter das Niveau bei welchem der Zutritt des Sauerstoffes durch das Rohr 

 K frei wird, hinab. Es tritt dann eine entsprechende Menge Sauerstoff 

 gleich zu Beginn des Versuches in den Apparat ein. So lässt sich der 

 Sauerstoffgehalt der Athemluft leicht auf jeden beliebigen Werth bis etwa 

 35°/ bringen, soll er noch weiter steigen, so muss vor dem Versuche ein 

 Strom reinen Sauerstoffes durch den Apparat getrieben werden, und dann 

 durch Analyse einer Probe ermittelt werden, welche Zusammensetzung das 

 Gasgemisch dadurch erlangt hat. Die Gasprobe wird aus der Röhre c, 

 welche In- und Exspirationsleitung verbindet, entnommen. 



Wenn der Sauerstoffgehalt in der Athemluft unter dem der Atmosphaere 

 sein soll, wird das Spirometer A vor dem Versuche bis über die Stelle bei 

 welcher der Sauerstoffeintritt erfolgt, mit Luft gefüllt. Das Thier verbraucht 

 dann anfangs Sauerstoff ohne dass dafür neuer nachströmte. Da der Ge- 

 sammtinhalt des Apparates genau bekannt ist, lässt sich die so erzielte 

 Verminderung des Sauerstoffgehaltes ziemlich genau berechnen; wir haben 

 aber stets diese Rechnung durch eine zu Ende des Versuches angestellte 

 Analyse controlirt, was ja mit der Hempel' sehen Methode sehr bequem 

 und rasch ausführbar ist. 



Ehe die Kempner'sche Arbeit ganz vollendet war, wurde eine Re- 

 paratur an der Gasuhr nöthig. Ich improvisirte zu ihrem Ersatz einen 

 Messapparat, welcher im Wesentlichen aus zwei je etwa 100 Ccm fassenden 

 Cylindcrn bestand, von denen immer der eine mit Sauerstoff aus dem Ent- 

 wickelungsapparate beschickt wurde, während der Inhalt des anderen durch 

 Wasser, das aus einer Mariotte-Flasche unter constantem Druck zuströmte, 

 in den Athemapparat getrieben wurde. Die zur Entleerung jeden Cylinders 

 gebrauchte Zeit wurde notirt. Das Manipuliren an dem Apparate wurde 



