576 Verhandlungen der Berliner 



geringere Erhöhung kund, da in diesem Falle zu berücksichtigen ist die Reizung des 

 Bauchfelles durch Compressen und Zusammenziehung der Theile unter der Ligatur. 



So sehen wir auf Grund des oben Angeführten, dass keiner der bei der 

 Laparotomie im Allgemeinen und Hysterotomie und Ovariotomie im Speci eilen 

 sich geltend machenden Momente das Leben gefährdende Veränderungen des 

 Blutdruckes bedingt, obgleich ein jeder bedeutende Schwankungen des Blutdruckes 

 hervorruft. 



Zum Schluss nehme ich Gelegenheit, Hrn. Prof. Dr. Kronecker für den 

 Rath und die Anleitung, die er mir immer während meiner Arbeit hat zu Theil 

 werden lassen, meinen herzlichsten Dank auszusprechen." 



3. Hr. Prof. H. Kronecker theilte die Resultate von Versuchen mit, welche 

 Hr. Dr. Ratimoff aus St. Petersburg auf seinen Vorschlag über die Wir- 

 kung des Chloroforms auf Herz und Athmungsorgan e ausgeführt hat. 



Die Herzsynkope während der Chloroformnarkose, welche trotz aller Vor- 

 sicht so viele Opfer fordert, hat Kliniker und Physiologen veranlasst, Mittel 

 aufzusuchen, um die Gefahr beim Gebrauche des unentbehrlichen Mittels zu ver- 

 meiden. 



Von Clover, Snow, Sibson, Gansom, Colemann, Junker, Teuffei 

 u. A. sind Chloroforminhalationsapparate angegeben worden, welche durch Mi- 

 schung der Chloroformdämpfe mit Luft die Gefahr der Narkose abwenden soll- 

 ten. Ausser dem Clover' sehen Sacke, der nur einen beschränkten Vorrath 

 eines während der Narkose nicht veränderlichen Gemenges enthält, sind die 

 von den erwähnten Chirurgen angegebenen Apparate, wie es scheint, nicht ge- 

 eignet, die Quantitäten der eingeblasenen Luft und des beigemischten Chloro- 

 forms genau zu bestimmen. 



Nachdem der Vortragende das Wassergebläse zur künstlichen Athmung 

 eingerichtet hatte, verband er mit diesem Apparate, welcher rhythmische Ath- 

 mung beliebiger Frequenz unter constantem Drucke, also Einblasung messbarer 

 Luftmengen gestattete, eine Vorrichtung zur controlirbaren Anaesthesirung. Hr. 

 Dr. Jastreboff hat diese Anordnung verbessert und in seiner Arbeit mit fol- 

 genden Worten beschrieben: 



„Der Apparat — um die Narkose mit Chloroform oder Aether genau ab- 

 stufen zu können — besteht im Wesentlichen aus einer doppelhalsigen Wasch- 

 flasche, die bis zur Hälfte mit Chloroform gefüllt ist. Ein System aus gegabelten 

 und mit Hähnen versehenen Glasröhrchen ermöglichte, ein in beliebigem Verhält- 

 nisse gemischtes Gemenge von reiner Luft und von solcher, die mit Chloroform- 

 dämpfen gesättigt war, dem Thiere zuzuführen." 1 



Hr. Jastreboff hat sodann zu diesem Zwecke ein Gabelrohr mit weiten 

 Hähnen anfertigen lassen, deren Stellungen an einem getheilten Kreisbogen ab- 

 gelesen werden konnten. — Diesen Apparat benutzte Hr. Ratimoff zu seinen 

 ersten Versuchen mit gutem Erfolge. Um aber die Verhältnisse, in denen Chloro- 

 formdampf und Luft dem Thiere zugeführt wird, genau bestimmen zu können, 

 wandte er anstatt der Drehhähne Schieberverschlüsse an, welche in der mecha- 

 nischen Werkstatt des Hrn. Dr. Müncke gut schliessend gefertigt worden 

 sind. Jede der beiden Röhren hat in ihrer Wand einen 20 mm langen , 1 mm 

 breiten Schlitz und einen geschlossenen Boden. In dem etwa 1 cm weiten Bohr 



1 Dies Archiv. 1884. S. 115. 



