PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — RATIMOFF. 



577 



ist ein zweites, den Schlitz luftdicht schließsend, verschiebbar. Dieses innerste 

 Rohr nimmt die Luft auf. Ein drittes weiteres Rohr umhüllt das (mittlere) 

 Schlitzrohr, so dass ein hohler Mantel bleibt, welcher die durch den Schlitz 

 getriebene Luft aufnimmt und durch das weite (äussere) Rohr dem Thiere 

 zuführt. Eine auf dem innersten Rohr angebrachte Millimeterth eilung lässt 

 erkennen, in welcher Länge dasselbe den Schlitz zudeckt. Diese beiden Röhren- 

 systeme waren zwischen zwei gläserne Gabelröhren vermittelst Kautschuk- 

 schläuchen geschaltet. Der unpaare Schenkel des einen Gabelrohrs stand mit 

 dem Respirationsapparate in Verbindung. Aus dem einen Schlitzrohre strömte 

 die Respirationsluft durch einen Kautschukschlauch direct in die eine Röhren- 

 zinke des trachealen Gabelrohres; aus dem anderen Schlitzrohre wurde sie durch 

 einen verstöpselten Maasscylinder geleitet, welcher Chloroform enthielt. So 

 konnte man die Anzahl von Cubikcentimetern Chloroform ablesen, welche die 

 durchgeleitete Luft mitgerissen hatte. Das zuführende Luftrohr muss immer 

 dicht über dem Chloroformniveau gehalten werden. Wenn es eintaucht, so setzt 

 die Flüssigkeit Widerstände, welche das Verhältniss zwischen freier Luft und 

 Chloroformluft in den Respirationswegen zum Nachtheile der Chloroformdämpfe 

 ändert; strömt die Luft hoch über dem Chloroform durch den Maasscylinder, 

 so wird sie nicht vollkommen mit den Dämpfen gesättigt. Die Ausathmung ge- 

 schah in den Pausen zwischen den Einblasungen meist durch ein Schlauch ventil. 



I. 



Bestimmung der Zeit, während welcher das 6600 cm fassende Spirometer vom 

 Respirationsapparate durch jedes der zwei gleichen Schlitzrohre bei verschie- 

 dener Stellung der schliessenden Schieber mit Luft gefüllt wird: 



Länge der Schlitzöffnung in Millim.: 



20 



15 



10 



5 



3 



1 



Zur Füllung des Spir. erforderl. Zeit: 



2'15" 



2'20" 



3'25" 



5'2Ö" 



6'5' 



915" 



W T ährend einer Min. durch die Schieber 















strömende Luftmenge in Cubikcm.: 



2933 



2828 



1932, 



i 



1218 



1'080 



713 



IL 



Bestimmung des Verhältnisses, in welchem reine Luft und mit Chloroformdampf 

 gesättigte durch die beiden Schlitzrohre strömt : 



Schlitzöffnung 

 der Chloroform- 

 leitung in Mm. 



Schlitzöffnung 



der Luftleitung 



in Mm. 



Während 1 Min. 



ausgeströmte 

 Mischluft in Cm. 



Während 1 Min. 



verdampftes 

 Chloroform Ccm. 



Mit je 100 Liter 

 Luft ausgetrieb. 

 Chlorof. -Menge. 



20 







1800 



0-38 



20-8 



10 







984 



0-19 



20 



-2 



5 







786 



0-15 



20 



•0 



20 



3 



1740 



0-25 



17 



2 



20 



5 



1810 



0-25 



16 



6 



20 



10 



1981 



0-25 



13 



•0 



10 



10 



2142 



0-21 



10 



•0 



20 



20 



2800 



0-25 



8 



-9 



10 



20 



2262 



0-17 



7 



-5 



5 



20 



2028 



0-15 



7 



5 



2 



20 



2000 



0-10 



5 







Archiv f. A. u. Ph. 1884. Fhysiol. Abth. 



87 



