— 820 — 



Apparecchio d' osservazione. 



La scelta di un apparecchio d' osservazione dei movimenti della Garisenda, presentava 

 difficoltà di diverse specie, sia per le condizioni locali, sia per la deficienza di mezzi fi- 

 nanziarii disponibili e di personale adatto alle osservazioni. 



Bisognava scegliere un apparecchio semplice, posto alla base della torre e che non 

 presentasse difficoltà di impianto, di manutenzione e di osservazione. 



Pensai di fare uso di un pendolo, colla sua massa pesante opportunamente immersa in 

 un liquido regolatore, e di osservare e misurarne i movimenti, secondo due direzioni fra 

 di loro perpendicolari, col mezzo di due piccoli cannocchiali posti sulla base della torre, 

 isolati dalle pareti e colle loro linee di collimazione nelle due direzioni suddette. 



Tali direzioni furono scelte in modo da riuscire parallele a quelle dei lati del qua- 

 drato di base della torre e così approssimativamente sulle linee Nord-Sud ed Est-Ovest 

 poiché la base della Garisenda è quasi orientata a pieno Nord avendo i suoi lati di Est 

 e di Ovest che fanno colla direzione del meridiano un angolo di pochi gradi, partendo dal 

 Nord verso 1' Est. 



A causa della enorme pendenza della Garisenda non era possibile attaccare il filo 

 del pendolo in vicinanza alla sommità del suo vano interno, anche contro la parete Ovest 

 poiché esso andava ad incontrare la parete Est prima di arrivare alla base della Torre. 



In tale vano disponibile interno, per ottenere che la massa pendolare arrivasse al 

 piano della base e ad una conveniente distanza dalla parete Est, non si potè collocare 

 altro che un pendolo della lunghezza di circa 38 metri, col suo punto" d' attacco contro la 

 parete Ovest, fissato così a circa 10 metri al disotto della sommità della torre. 



Per stabilire superiormente il punto d'attacco del filo e fare in modo che sul pendolo 

 si potessero risentire gli effetti dei movimenti della parete Sud, si dispose a quell'altezza 

 in direzione trasversale nell'angolo Sud-Ovest, una lastra di granito della grossezza di m. 0,15 

 solidamente incastrata e murata nelle pareti Sud ed Ovest della Torre. 



Sopra tale lastra si mise, fermandolo con viti, un piccolo arganello su cui era fissata 

 l'estremità superiore dei filo, il quale per pochi giri si avvolgeva sull'arganello stesso, e 

 poscia discendeva attraverso ad un piccolo foro praticato in detta lastra. 



Questo foro, di diametro superiore al diametro del filo di quella minima quantità ne- 

 cessaria perchè il filo potesse passare attraverso ad esso, serviva a stabilire il punto in- 

 variabile di sospensione del pendolo e l'arganello mosso da un piccolo rocchetto dentato, 

 per mezzo di una vite perpetua, serviva a regolare la lunghezza del filo del pendolo stesso. 



Al filo di ferro omogeneo zincato della grossezza di mm. 1,4 che si presta molto 

 meglio del filo d'acciaio, era attaccata alla estremità inferiore una massa pendolare di 

 ghisa, a forma di cilindro scannellato, del peso di Kg. 11,500, che si immergeva in un 

 vaso contenente olio minerale lubrificante mezzo denso non soggetto al gelo e poco varia- 

 bile di densità al variare della temperatura. 



La forma della massa pendolare e di tutto l'apparecchio d'osservazione, messo alla 

 base della torre, apparisce dalla fig. 1. della annessa tavola. 



