Spectroscopische Untersuchungen. DRITTE MlTTHmUNG. 5 



Die Behandlung dieser Geisslerrohren war folgende. 



Nachdem sie sorgfaltig gewaschen und getrocknet waren, wurde durch mehrfache De- 

 stination gereiuigtes Quecksilber hineingefiillt, das Rohr an eine Quecksilberluftpumpe an- 

 gesclimolzen und die Luft ausgepurapt. Darauf wurde es mittelst eines Bunsenbrenners vor- 

 sichtig erlntzt, die zwischen der Glaswand und dem Quecksilber sich bildenden Luftblasen 

 herausgetrieben und mit der Pumpe entfernt. Nach zwei- bis dreimaliger Wiederholung 

 dieses Verfahrens gelang es auf diese Weise meistentheils die sichtbaren Gasblasen zu ent- 

 fernen. F'ernerhin liess man einen kraftigen Funken des Inductoriums so lange durch- 

 schlagen, bis beim Pumpen die zu entfernenden Luftblasen verschwindend klein geworden 

 waren. Nach einem stundenlangen Wirken des Inductoriums unter ofterem Coramutieren des 

 Stromes war dieses gewolinlich erreicht, und man konnte sicher sein, dass keine storenden 

 Gastheile mehr in der Rohre vorhanden waren. Als Zeichen dafiir, dass geniigende Leere 

 erreicht war, gait der Umstand, dass nach dem Abkiihlenlassen des Rohres der Funke im 

 Beginn gar nicht durchschlagen wollte und erst nach erfolgter Vorerwarmung ein Leuchten 

 begann. Schieden sich aber trotzdem noch mit der Pumpe zu constatierende Blaschen aus, 

 so musste dasArbeiten mit dem Inductorium langer fortgesetzt werden. Nach erfolgter Ent- 

 leerung des Rohres wurde dasselbe von der Luftpumpe abgeschmolzen. 



Den Druck, der dann noch im Rohre blieb und nur der Tension des Quecksilberdampfes 

 bei Zimmertemperatur entsprach, setzte man gleich Null und nach ihm bestimmte man die 

 Constante des Manometers. 



Zur Druckmessung selbst, d. h. zur Bestimmung der Lange der Quecksilbersaule und 

 des Luftvolumens beim Manometer, diente ein Kathetometer, welches eine directe Ablesungs- 

 genauigkeit bis auf 0,02 % gestattete. Das Thermometer beim Manometer war ein gepruftes. 

 Nach Beendigung der Versuche wurde jedes Manometerrohr durch Auswagung mit Queck- 

 silber calibriert. 



Um den Druck im Geisslerrohr beliebig variieren zu konnen und nach Belieben mbg- 

 lichst constant zu halten, musste dasselbe in einem Thermostaten eingeschlossen werden. 

 Ein Thermostat mit gut isolierender Fliissigkeit wurde in diesem Fall, was Temperatur- 

 constanz anbetrifft, am geeignetsten sein. Bei Versuchen mit Geisslerrohren, durch die man 

 einen verhaltnissmassig starken Strom hindurchschickt, ist aber eine grosse Temperatur- 

 gleichheit kaum erfordcrlich, da der hindurchschlagende Funken selbst eine Temperatur- 

 erhohung bedingt. Ausserdem kommt noch dazu der Umstand, dass die eine der Elektroden 

 bei der Entladung sich mehr erwarmt als die andere, so dass wir uber die wahren inueren 

 Temperaturverhaltnisse des Rohres immer im Ungewissen bleiben. Aus dem Grunde be- 

 gnugte man sich mit einem bequem herzustellenden und leicht zu handhabenden Luftthermo- 

 staten, der elektrisch geheizt und aus Asbest und Gyps jedesmal der Grosse und Form des 

 Geisslerrohres entsprechend um das Rohr selbst hergestellt wurde. 



Man schnitt aus Asbest ein Hauschen, zog dieses uber das Rohr, so dass die diinneren 

 Elektrodenrohren nebst dem Manometer draussen blieben, und umwickelte es mit einem 



