6 Furst B. Galitzin und J. Wilip. 



diinnen Platinband, welches zur Heizung mittelst eines electrischen Stromes diente. x ) Als 

 ausserster Schutz kamen dann noch mehrere Schichten Asbest. 



Durch Gyps wurde dera ganzen System die nothige Starrheit verliehen und zur Beob- 

 achtung, so wie zum Ablesen der oberen Quecksilberkuppe bei den Druckbestimmungen, 

 wurden mit Hilfe von Gyps kleine Glimmerfenster angebraclit. 



Ein Thermoelement, dessen Lothstelle in der Nahe der ausseren Wand des engen Theils 

 des Geisslerrohrs sich befand, gestattete die mittlere Temperatur des Luftbades mit Hilfe 

 eines speciell dazu geaichten Galvanometers abzulesen. Diese Temperatur entsprach nicht 

 dem Dampfdrucke des Quecksilbers, da der mittlere Theil des Rohres sich durch die Ent- 

 Iadungen um Betrachtliches erwarmt, wahrend sich an den inneren Electroden bei den Queck- 

 silberkuppen in den breiteren Rohren kiihlere Stellen befinden. Ausserdem scheint derFunken 

 selbst eine Druckerhohung hervorzubringen, die moglicherweise nicht allein eine Folge der 

 erhohten Dampftemperatur ist. 



Bei Drucken, die unter einer Atmosphare blieben, waren Rohren aus gewohnlichem 

 Glase zu verwerthen, bei hoheren Drucken aber leitet der Quecksilberdampf schon ziemlich 

 schlecht den Funken, wahrend das Glas bei diesen Temperaturen schon ein ziemlich guter 

 Leiter der Elektricitat geworden ist, so dass ein eigentliches Leuchten des Quecksilber- 

 dampfes gar nicht oder nur kurze Zeit zustande kommt. Daher war man genothigt, fur 

 hohere Drucke ein Rohr aus Quarz zu verwenden. Dieses Hess die Beobachtungen noch bis 

 fast 2 a / 2 Atmospharen Dampfdruck fortsetzen, wobei der Quecksilberdampf noch immer zum 

 Leuchten gebracht werden konnte. 



Rohren, die fur gerade Durchsicht hergestellt waren, projecierte man, wenn es erfor- 

 derlich war, die leuchtende Funkenstrecke in verticaler Stellung zu handhaben, mit Hilfe 

 von totalreflectierenden Prismen auf den Spalt des Hilfsspectroscops. Die Beleuchtung des 

 Spaltes geschah immer in der Weise, dass man mittelst einer Linse den Lichtfaden des 

 Geisslerrohrs auf ihn concentrierte. 



Die Art und "Weise der Benutzung des Stufenspectroscops fiir solche und ahnliche Be- 

 obachtungen, seine Messgenauigkeit etc. ist von einem von uns in dem Aufsatz «Zur Theorie 

 des Stufenspectroscops» 2 ) ausfiihrlich beschrieben ; wir brauchen also nicht auf diese Frage 

 hier weiter einzugehen und begniigen uns damit auf jene Abhandlung zu verweisen. Es 

 moge hier nur erwahnt werden, dass, um eine moglichst constaute Temperatur beim Stufen- 

 spectroscop zu erhalten, dasselbe nebst Hilfsspectroscop in einem besonderen Kasten einge- 

 schlossen wurde. Das Reservoir eines empfindlichen in y 50 ° C. getheilten Thermometers be- 

 fand sich in der unmittelbaren Nahe des Echelons selbst. "Wahrend der Beobachtungen 

 wurde dieses Thermometer abgelesen, wobei die Temperatur beim Echelon sich wirklich als 



1) Dieser Strom wurde direkt von der Centrale der Akademie der Wissenschaften geliefert. Der maximale an- 

 gewandte Heizstrom betrug 15 Amp. 



2) L. c. 



