8 . FiJKST B. GrALlTZIN UND J. WlLIP. 



Zur Messung der Wechselstrbme diente ein Kohlrausch'sches Elektrodynamometer, 

 welches durch Auswahlen einer geeigneten Dicke des Aufhangefadens der inneren Spule 

 auf die passendste Empfindlichkeit gebracht wurde. Ausserdem befand sich im Strom- 

 kreise ein Siemens'sches Galvanometer, das zur Regulierung der Ausschlage mit einem 

 variierbareu Shunt versehen wurde und zur Beobachtung von gewohnlichen direkten Stro- 

 men diente 1 ). 



Alle beide, sowohl das Elektrodynamometer, als auch das Galvanometer, wurden vor- 

 her nach einem Milliamperemeter der Firma Hartmann & Braun geaicht. 



Zur Messung des Potentialgradienten zwischen den Elektroden des Robres benutzte man 

 ein grosseres Thomson'sches Quadrantelektrometer mit doppelten verstellbaren Quadranten- 

 paaren. Dieses Instrument war fur gewohnlich zur Messung von kleineren Potentialdiffe- 

 renzen eingerichtet, wurde aber durch Weiterstellen der Quadrautenpaare von der Nadel 

 und durch eine breitere bifilare Aufhangung fur unseren Messbereich verwerthbar gemacht. 

 Die Aichung dieses Elektrometers gescliah mit Hilfe einer bekannten Anzahl von Accumu- 

 latoren, deren Spannung zudem noch mittelst eines Voltmeters bestimmt wurde. 



Den Strom lieferte fur gewohnlich ein Inductorium von ca. 30 cm. Funkenlange mit 

 8 Akkumulatoren und einem Quecksilberstrahl-Motorunterbrecher, der von der 100-Volt 

 Batterie der Centrale der Akademie betrieben wurde und ein Zahlwerk fur Unterbrechungs- 

 zahl pro Secunde trug, welches nach einem Secundenzjihler mit einem Tourenzahler ver- 

 glichen, gute Uebereinstimmung zeigte. 



In seltensten Fallen wurde auch ein direkter Strom durch das Geisslerrohr geschickt, 

 welcher von einer Hochspannungsbatterie von 512 kleinen Akkumulatoren stammte, die im 

 hiesigen Physikalischen Laboratorium selbst hergestellt war. Bei diesem direkten Strom 

 erwiesen sich meistentbeils das im Stromkreis sich befindeude Galvanometer und Elektro- 

 dynamometer als zu empfindlich, da als Ballastwiderstand nur die secundare Spule des In- 

 ductoriums hineingefuhrt wurde (Widerstaud ca. 32000 Ohm). 



Urn in diesen Fallen die Stromstarke feststellen zu konnen, wurde das fruher er- 

 wahnte Milliamperemeter in den Stromkreis gefiigt, welches dann direkt die Stromstarke 

 anzeigte. 



Auf der folgenden Figur 3 ist die Aufstellung der Apparate skizziert. 



Es bedeuten dort: 



JR — das Geisslerrohr im Thermostaten, 

 E — das Quadrantelektrometer, 

 D — das Elektrodynamometer, 

 G — das Galvanometer, 



1) Auch beim Durchsclricken von Wechselstiomcu durch das Geisslerrohr blieb noch, wie wir weiter sehen 

 werden, ein direkter iStrom nach (Uniijolare Leitung). 



