I. Abtheilung. Hygienische Sectton. 



gesprochen und gestimmt, weil wir die dort vorgeschriebene Ernährungs- 

 weise irgendwie für nachtheilig hielten. Ich habe ganz im Sinne der 

 heutigen Ausführungen des Herrn Collegen Rosen feld die gemischte Kost 

 bei gewissen Cautelen und bei entsprechender Zusammensetzung des animalen 

 und vegetabilischen Eiweisses für durchaus zuträglich für die Entwicklung 

 der Kinder erklärt. Herr Körner hat sich gegen die Annahme aus dem 

 Grunde erklärt, weil es contra bonos mores Verstösse, die Wahl eines 

 Arztes in das Curatorium der Stiftung zu verbieten ; das sei eine unge- 

 rechtfertigte Kränkung des ärztlichen Standes. Und wenn ich gegen das 

 Testament Stellung nahm, so that ich es, um gegen den Geist, den das 

 ganze Testament athmet und der sich im Ausschluss der wissenschaftlichen 

 Aerzte aus der Behandlung der Kinder docurnentirt, zu protestiren. 



Dritte Sitzung am 6. October. 

 Herr Professor Dr. Cohn zeigte 

 einen von ihm construirten Lichtprüfer für Arbeitsplätze in Schulen, 

 Werkstätten und Bureaux und ein Täfelchen zur Prüfung des Farbensinns. 



Der Apparat besteht aus einem vor die Augen zu haltenden Kästchen, 

 in welches drei graue Gläser eingeschoben werden können, deren Licht- 

 Absorption photometrisch bestimmt ist. Vierzig Centimeter von denselben 

 entfernt ist ein Täfelchen befestigt, auf welchem sich zwölf senkrechte 

 Reihen von je 30 sehr klein gedruckten vierstelligen Zahlen befinden. Ein 

 normales Auge sieht am Fenster ohne jede Anstrengung diese Zahlen in 

 40 Centimeter Entfernung. Aber Sehen und Lesen ist zweierlei; man kann 

 sie auch bei schlechter Beleuchtung sehen, aber nur mühsam, langsam, 

 zum Theil falsch entziffern. Wo es sich jedoch um die Prüfung guter Be- 

 leuchtung handelt, muss das Sehen ein ganz leichtes sein; darum ist die 

 Schnelligkeit des Lesens von Wichtigkeit. Je nach dem Temperament und 

 nach der Uebung im lauten Vorlesen lesen natürlich verschiedene Personen 

 verschiedene Mengen von Zahlen in derselben Zeiteinheit. Liest der Unter- 

 suchende durch die drei Gläser, welche nur 1 Procent des Tageslichtes 

 durchlassen, ebenso schnell wie ohne Gläser, so ist der Arbeitsplatz vor- 

 züglich beleuchtet; liest er nur durch zwei Gläser, die 5 Procent Licht 

 durchlassen, so ist der Platz gut; liest er nur durch ein Glas, das noch 

 20 Procent Licht durchlässt, so ist der Platz brauchbar. Gelingt dies aber 

 nicht, so ist der Arbeitsplatz unbrauchbar; denn sehr häufig sinkt das 

 Tageslicht in Folge von Wolken in wenigen Minuten auf den 5. Theil der 

 Helligkeit herab. Das Auge ahnt die Differenzen nie, welche das Photo- 

 meter aufdeckt! Mit Hilfe des Apparates, der von Mechanikus Tiessen 

 in Bteslau (Adalbertstrasse 16) unter Controle des Vortragenden verfertigt 

 wird, kann Jedermann leicht überall in kürzester Zeit entscheiden, ob ein 

 Arbeitsplatz hell genug beleuchtet ist oder nicht. Die Schul- und Fabrik- 

 inspectoren sowie die Bureaudirectoren müssten alle Arbeitsplätze mit dem 



