2 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cullur. 



erst dann für ihn discutirbar sei, wenn ihm der Vortragende das gesammte 

 analytische Untersuchungsmaterial, die Originalzahlen der Versuche, auf 

 die er seine Behauptungen stütze, durch den Druck zugänglich mache. 

 Wissenschaftliche Usance sei es, dass diese Veröffentlichung in der Regel 

 in derselben wissenschaftlichen Zeitschrift erfolge, in der sich die ange- 

 griffene Abhandlung befände. Dann werde er auf seine Antwort nicht 

 warten lassen. 



Ueber die Anwendung des Spiegel-Galvanometers als 

 Indicator bei Titrationen. 



Von 

 Prof. Dr. F. W. Küster. 



Viele Substanzgemische bieten dem Analytiker grosse Schwierigkeiten, 

 indem die gewöhnlichen analytischen Methoden entweder ganz versagen, oder 

 doch nur auf grossen Umwegen wenig genaue Resultate geben. Hier gelingt 

 es dann häufig, durch Anwendung physikalisch-chemischer Methoden zum 

 Ziele zu gelangen. Der Vortragende demonstrirte hierfür ein Beispiel. 

 Setzt man zu einer mit Schwefelsäure angesäuerten Lösung von freiem Jod, 

 Jodkalium, Bromkalium und Chlorkalium allmälich Permanganat, so wird 

 zunächst das Jod des Jodides durch Oxydation in Freiheit gesetzt, erst 

 wenn diese Reaction zu Ende ist, treten weitere Oxydationen ein, wie 

 Bildung freien Bromes und von Jodsäure. Da diese verschiedenen Oxyda- 

 tionsvorgänge unter Ausbildung sehr verschiedener elektrischer Potentiale 

 verlaufen, so zeigt ein mit Hilfe einer Normalelektrode angeschlossenes 

 Spiegel- Galvanometer einen sehr starken Potenlialsprung an, wenn die 

 Oxydation des Jodides zu Ende ist und die des Bromides beginnt. Der 

 Potentialsprung vertritt also hier den Farbenumschlag der bei Titrationen 

 sonst üblichen Indicatoren. Zur Demonstration wurde das Bild eines elektrisch 

 glühenden Kohlenfadens durch den Spiegel eines angeschlossenen Galvano- 

 meters auf eine 3 m lange Skala entworfen. Bei Ausführung der Ti- 

 tration wanderte das Lichtbild sehr langsam, so lange noch Jodid oxydirt 

 wurde, in dem Moment aber, wo diese Reaction zu Ende geführt war, 

 verschob sich das Lichtbild sprungweise über einen beträchtlichen Theil 

 der Skala, um dann wieder in dem anfänglichen langsamen Tempo weiter 

 zu wandern. Die Resultate derartig ausgeführter Titrationen stehen hinter 

 denen, welche durch Anwendung guter Indicatoren erhalten werden, in 

 keiner Weise zurück. 



