62 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



50.43 40.43 37.82 35.32 32.86 30.34 20.23 15.16 

 12.55 10.07 7.56 5.07 



5.06 7.50 10.06 12.60 15.16 20.19 30.28 



32.76 35.33 37.70 40.37 50.32 

 Bei Okular Ost und oberer Kulmination ist die Reihenfolge umgekehrt. 



Die fett gedruckten Fäden dienen zur Beobachtung der Aequatorsterne 

 mit Auge und Ohr. Senkrecht zu diesen 25 Fäden stehen 2 feste Fäden 

 von 38" Distanz, zwischen denen man die Sterne bei den Durchgängen 

 laufen lässt. Zur Beobachtung von Deklinations-Differenzen steht ferner 

 senkrecht zu den 25 festen Fäden ein System von 7 beweglichen Fäden in 



10'.09 ' 5'.05 O'.OO 5'.06 10U1 10'.475 10'.61 



Absland von einem Mittelfaden. Dies System wird durch eine Mikrometer- 

 schraube getrieben, deren Umdrehung 5 8". 18 beträgt und deren Trommel 

 eine Ablesung bis auf V 1000 Umdrehung = 0".06 gestattet. Die beiden 

 letzten Fäden des Systems dienen zur Bestimmung der periodischen Fehler 

 der Mikrometerschrauhe. Die w T agrechte Achse des Fernrohres trägt 2 Quer- 

 Libellen nach Horrebow, deren Theilwerth 



für Libelle I 1".1026 ± 0".0124 

 für Libelle II 0".9933 ± 0".0173 



beträgt, während bei der umlegbaren Anhängelibelle zur Messung der 

 Neigung der Achse 1 Theil 0".9592 + 0.0058 ausmacht. Ein kleiner 

 Höhenkreis am Ocular ist mit fliegendem Niveau zum Aufsuchen der 

 Gestirne verbunden. Das Instrument ist mit allen Künsten der modernen 

 Technik von der Firma Bamberg in Friedenau hergestellt. Ein Fuss mit 

 grosser Azimutalbewegung gestattet das Beobachten ausserhalb des Meridians, 

 insbesondere im Vertikal des Polarsterns. Augenblicklich ist das Fernrohr 

 ohne den Fuss im Meridian aufgestellt. Es ist seit den 13. September 1899 

 regelmässig zu Zeitbestimmungen gebraucht worden, und soll demnächst 

 zur Bestimmung der Polhöhe und ihrer periodischen Schwankungen in 

 erster Linie angewendet werden. 



Das zweite Fernrohr ist ein Refraktor mit parallaktischer Aufstellung 

 von 8 englischen Zoll oder 203 Millimeter Objectivöffnung und 2.86 Meter 

 Brennweite, und ist in einer Baracke mit abdrehbarem Dache aufgestellt. 

 Es ist ein überaus handliches Instrument. Deklinationskreis, vom Okular 

 aus mit langem Mikroskop ablesbar, Positionskreis und Gesichtsfeld mit 

 dunklen Fäden auf hellem Grunde oder nach bequemer Umschaltung mit 

 hellen Fäden auf dunklem Grunde, sowie die Mikrometerschraube werden 

 von nur einer Lampe aus durch verschiedene Spiegel selbstthätig beleuchtet. 

 Der Stundenkreis kann mit einem Handgriffe an einem Ringe eingestellt 

 werden. Klemmen und Feinverstellungen für Stundenwinkel, Declination 



