II. Abtheilung. Naturwissenschaftliche Section. 



63 



und Positionskreis sind am Okular, 

 meters haben der Reihe nach 



0'.56 8VL1 



die 7 festen Fäden 



3'.61 7'.48 l'.Sl 



Die 5 beweglichen Fäden des Mikro- 



1'.83 



2'.00 



5'.70 



2'.42 



2'.46 



Abstand von einander und die ersteren werden gegen die letzteren durch 

 eine feine Mikrometerschraube verschoben, deren Umdrehung 41 ".994 be- 

 trägt und deren Ablesung an der Trommel des Schraubenkoples den 

 tausendsten Theil dieses Werthes angiebt. Positicnskreis und Declinations- 

 kreis sind von 10' zu 10' getheilt, der Stundenkreis nach ganzen Zeit- 

 minuten. Ein Uhrwerk mit stehendem elastischen Pendel treibt, jederzeit 

 einschaltbar, das Fernrohr mit der täglichen Bewegung der Sterne mit. 

 Das Objectivglas ist von Clark in Boston, die mechanische Ausrüstung 

 von Repsold in Hamburg. Mit dem Refractor wurden bis jetzt 51 

 Doppelsternbeobachtungen gemacht. 



Das dritte Instrument ist ein parallaktisch montirtes und in einem 

 Häuschen mit abschiebbarem Dache aufgestelltes Fraunhofersches Helio- 

 meter von 80 Millimeter Objectivöffnung. Dies Fernrohr ist schon seit 

 längerer Zeit im Besitze der Breslauer Sternwarte und wurde von der 

 Firma Repsold für die Beobachtungen der Venusdurchgänge vollständig 

 umgearbeitet Der Vortragende hat mit ihm bereits den Venusdurchgang 

 am 6. December 1882 in Aiken, Süd-Carolina, beobachtet. Die neue Auf- 

 stellung hat es erst in gebrauchsfähigen Zustand versetzt. Das Instrument 

 giebt gute Bilder und ist von demselben Typus, wie die Heliometer der 

 Sternwarte zu Strassburg, Göttingen und Berlin. Das Objectivglas ist in 

 zwei Hälften getheilt, die auf Schiebern neben einander bewegt werden, 

 so dass man Doppelbilder erhält, deren wechselseitige Deckungen zur 

 Messung der Entfernungen dienen. Die Skalen sind nach den Venus- 

 durchgängen erneuert und ihre Theilungsfehler neu bestimmt. Hierdurch 

 ergeben sich folgende Correctionen der Ablesungen in Schraubenum- 

 drehungen zu je je 18".l 



Skale I. 



Strich 



Corr. 



Strich 



Corr. 







+ 0.004 



100 



— 0.006 



10 



— 0.002 



110 



— 0.006 



20 



— 0.004 



120 



— 0.013 



30 



+ 0.013 



130 



— 0.013 



40 



+ 0.010 



140 



— 0.011 



50 



+ 0.005 



150 



— 0.011 



60 



+ 0.009 



160 



— 0.003 



70 



— 0.004 



170 



— 0.019 



80 



— 0.012 



180 



+ 0.005 



90 



— 0.013 



190 



— 0.008 



Strich 



Corr. 



200 



+ 0.002 



210 



+ 0.010 



220 



+ 0.006 



230 



+ 0.002 



240 



+ 0.003 



250 



'"o.ooo 



260 



+ 0.013 



270 



+ 0.008 



280 



+ 0.010 



290 



+ 0.011 



300 



+ 0.009 



