IL Abtheilung. Naturwissenschaftliche Section. 57 



Ueber die Störungen physikalischer Beobachtungen durch 

 eine elektrische Strassenbahn. 



Von 

 0. E. Meyer und K. Mützel. 1 ) 



Vor dem Gebäude der Kgl. Universität zu Breslau, in welchem das 

 physikalische Cabinet untergebracht ist, führt eine elektrische Eisenbahn 

 vorüber. Um die Störungen, welche magnetische und elektrische 

 Messungen durch die Bahn erleiden, genauer beurtheilen zu können, 

 haben wir zahlreiche Beobachtungen angestellt, über welche wir hier 

 ausführlicher berichten wollen, als es in dem Jahresbericht der Universität 

 für 1892/93 geschehen konnte. 



Die Bahn, welche nur in einer Richtung befahren wird, umkreist 

 das Gebäude auf einem Bogen; sie nähert sich ihm von Südosten her, 

 läuft dann nach einer kleinen Wendung zur Linken auf der Burgstrasse 

 der Hauptfront des Gebäudes parallel, wendet sich darauf stärker nach 

 links und entfernt sich in westlicher Richtung vom Hause. Die Mitte 

 des Geleises liegt im Fahrdamm der Burgstrasse 9,0 m von der Wand 

 des Hauses entfernt. Der blanke Siliciumbroncedraht, welcher den 

 Motorwagen die positive Elektricität zuführt, ist in einer Höhe von 

 5,7 m über dem Pflaster ausgespannt. Die Rückleitung geschieht durch 

 die im Pflaster liegenden Schienen. Die Spannung der Elektricität be- 

 trägt nach den Messungen in der Maschinenstation etwa 400 V. Die 

 für einen einfachen Motorwagen erforderliche Stromstärke wird von der 

 Bahnverwaltung auf 10 A geschätzt; für einen Motorwagen mit Anhänge- 

 wagen bei voller Belastung werden wir etwa 25 A annehmen dürfen. 2 ) 



Bei den ersten Beobachtungen, die wir anstellten, verfolgten wir 

 nur die Absicht, die Stärke der Fernwirkung zu bestimmen, welche ein 

 vorbeifahrender Motorwagen auf magnetische Apparate ausübt. Diese 

 Messungen stellten wir in zwei Zimmern des Hauses an, in einem 

 Vorderzimmer, dessen Fenster theils nach dem Universitätsplatz, theils 

 nach der Burgstrasse hinausgehen, also in einem der Bahn möglichst 

 nahe gelegenen Zimmer, und zweitens in einem weiter entfernten 

 Hinterzimmer des Gebäudes. Zu den Beobachtungen benutzten wir 

 nicht allein den Stabmagnet eines Gauss sehen erdmagnetischen Appa- 

 rates, sondern auch den glockenförmigen Magnet eines aperiodischen 

 Sie mens sehen Galvanometers. 



x ) Aus der elektrotechnischen Zeitschrift 15. Jahrg. 1894, H. 3 S. 33 mit 

 gütiger Erlaubniss des Herausgebers abgedruckt. 



a ) Derselbe Werth wird in einer Abhandlung angenommen, welche die 

 Assistenten am Königsberger Elektricitätswerk Dr. A. Hartwich und Dr. P. Cohn 

 in der elektrotechn. Zeitschr. 1893 S. 669 veröffentlicht haben. Ihre Ergebnisse 

 stimmen mit unseren so gut überein, dass wir an unserer bereits vor dem Er- 

 scheinen jener Arbeit abgeschlossenen Abhandlung nichts zu ändern brauchten. 



