II. Naturwissenschaftliche Abtheilung. 23 



die Inductionsrollen und das Galvanometer G. An den Stellen Uj und 

 U 2 befinden sich die passive genannten Contacte des Disjunctors und 

 zwar 



in der Anordnung I direet in beiden Kreisen, 



in II im primären Kreise U x und im secundären Kreise U 2 als 

 Kurzschluss vor dem Galvanometer, 



in III und IV nach Herrn von Helmholtz Uj als Kurzschluss 

 vor den inducirenden Rollen, während U 2 im secundären Kreise wiederum 

 wie in I und II geschaltet ist. 



Vor dem Contact \J l befand sich, als die mitgetheilten Beobachtungen 

 gemacht wurden, stets noch eine Zweigleitung von regulirbarem Wider- 

 stand, welche zur Abschwächung des Unterbrechungsfunkens diente. 

 In der Zeichnung habe ich sie überall fortgelassen. 



Hat man die Contacte richtig eingestellt und den Disjunctor in 

 Thätigkeit gesetzt, so beobachtet man die Störungen des Stromgleich- 

 gewichtes im Galvanometer 



nach Anordnung I als Schliessungsströme, 



* * II fi Oeffnungsströme, 



* * III * Oeffnungsströme, 



p is IV * Schliessungsströme. 



Alle vier Anordnungen gestatten von der vollen Periode des Wechsel- 

 stromes den gesammten positiven oder negativen Betrag oder auch einen 

 Theil eines jeden abzutrennen, da die Zeit, welche zwischen der Her- 

 stellung resp. Unterbrechung der Contacte U t und U 2 verfliesst, beliebig 

 klein gemacht werden kann. Man erhält dadurch kurz andauernde 

 Ströme von gleicher Richtung, und diese lenken durch ein Galvanometer 

 geschickt die Magnetnadel constant ab, wenn sie periodisch und in Zeit- 

 intervallen auf einander folgen, die klein sind im Vergleich zu der 

 Schwingungsdauer der Nadel. 



Compensationsversuche. Die Resultate, welche in der eben 

 citirten Abhandlung veröffentlicht worden sind, habe ich erhalten nach 

 der Anordnung I. Die drei anderen II bis IV lassen das Compensations- 

 verfahren nach der Methode der Wägung ebenfalls zu. Bei den ausser- 

 ordentlich grossen Schwierigkeiten, welche anfänglich vorhanden waren, 

 halte ich es für angemessen, dies durch einige Versuche für jede von 

 ihnen zu bestätigen. 



Mit Hilfe von Oeffnungsströmen nach Anordnung II bestimmte ich 

 die Inductionswerthe von fünf kreisförmigen Platten aus dünn gewalztem 

 Aluminium und einer Platinplatte. Bis auf sehr geringe Abweichungen 

 hatten die Platten 8.5 cm Durchmesser. Ihr Inductionswerth bedeute 

 wieder die Anzahl Stanniolblätter, welche zur Compensation der Stö- 

 rungen in der Inductionswage nothwendig waren, wenn ich nach her- 

 gestelltem Stromgleichgewicht die zu bestimmende Platte zwischen die 



