32 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Inductionswerthe bestimmt und aus ihnen das gesuchte Leitungsvermögen 



gefunden. 









Es sei 









J der 



Inductionswerth 



der 



Münze, 



X ihr 



elektrisches Leitungsvermögen, 



J dei 



• Inductionswerth 



des 



Abgusses, 



X sein Leitungsvermög 



en, 





so besteht die Beziehung 







woraus folgt 





J 



X 



X 



V 



T ^0 



Hatte man also die Werthe X und J für einen Abguss, so fand 

 sich hiernach das elektrische Leitungsvermögen. Dabei wurde voraus- 

 gesetzt, dass dem Original der Abguss in der Form congruent war, ihm 

 darin mit mathematischer Strenge glich. 



Für andere Münzen als das copirte Exemplar ergab sich X ebenso, 

 wenn die vorstehende Voraussetzung erfüllt war. Darum konnten Stücke 

 derselben Münzgattung bestimmt werden ohne neue Giessversuche, sobald 

 man ihren Inductionswerth ermittelt hatte. 



Die Abgüsse wurden hergestellt in der Schriftgiesserei von Grass, 

 Barth & Comp, hierselbst, zunächst in Letternguss. Da die Resultate 

 zuverlässiger ausfallen mussten, wenn anstatt von einem einzigen die J 

 als Mittel von mehreren Abgüssen vorlagen, so wurden von einer Münze 

 einer jeden Gattung deren drei hergestellt. Hierzu kam noch je ein 

 Abguss von Zink, damit auch verschiedene X zur Verfügung standen. 



Man übersieht, dass bei Verwendung von Abgüssen mit verschiedenen 

 Leitungsfähigkeiten die Werthe J sich ändern, aber die Quotienten X /J 

 constante Werthe haben müssen und einen Schluss gestatten über die 

 Methode selbst. 



Um ein Urtheil zu gewinnen, in wie weit die Voraussetzung der 

 Formencongruenz erfüllt sei, verglich ich mit dem Original die Abgüsse 

 und die Stücke derselben Gattung, welche ausser ihm bestimmt wurden. 

 Durchweg traten dabei Unterschiede zu Tage, dass ich die Werthe J 

 für die Abgüsse und die J für die Münzen nicht unmittelbar, wie aus 

 der elektrischen Wägung hervorgegangen, für die Rechnung benutzte, 

 sondern die Abweichungen controlirte durch zwei andere Messungen und 

 zuvor auch deren Ergebnisse berücksichtigte. Diese Messungen waren : 



1) Bestimmungen des Durchmessers. 



Sie wurden vorgenommen mit einem Tasterlineal. Waren die 

 Münzen gerändelt, wie die Zweimark-, Einmark- und Fünfzigpfennig- 



