162 Jahres - Bericht 



sehen Ringspirale erregt, welche zwischen den Magnetpolen mittelst einer 

 Radkurbel rasch gedreht wird. Die Stärke des entstandenen Stromes 

 zur Anschauung zu bringen, diente zunächst der von Waltenhofen'sche 

 Pendelapparat, dessen zwischen den Polen eines Elektromagnets 

 schwingendes Kupferstück durch die Thätigkeit der Maschine rasch zur 

 Ruhe gebracht wurde, ebenso ein vom Mechanikus Köpping in Nürn- 

 berg bezogener Apparat, in welchem eine rotirende und einen Ton er- 

 zeugende Kupferscheibe durch den Strom momentan zum Stillstand ge- 

 langte. Ferner wurde die elektrische Kraft-Transmission dadurch er- 

 läutert, dass mittelst der Breguet'schen Maschine eine Gramme'sche 

 dynamo-elektrische Maschine und ein Modell einer electrischen Eisen- 

 bahn in Umlauf gesetzt wurde. Endlich wurde gezeigt, dass die Breguet'sche 

 Maschine auch zur Elektrolyse sehr wohl geeignet ist, sowie zur Er- 

 regung electrischer Glühlampen. 



Schliesslich sprach Herr Professor Dr. L. Weber 



über Messung der magnetischen Inclination 



und experimentirte mit einem, von ihm für diesen Zweck construirten 

 Apparat. 



Im Nachfolgenden gestatte ich mir, die Beschreibung eines Apparates 

 zu geben, welcher auf meinen Vorschlag hin von den HH. Hartmann 

 und Braun in Bockenheim bei Frankfnrt construirt und welcher dazu 

 bestimmt ist, die magnetische Inclination nach einer Modification 

 der W. Weber'schen Inductionsmethode zu messen. Diese Modification 

 hat, insofern sie auf eine sogenannte Nullmethode hinausläuft, wiederum 

 Aehnlichkeit mit derjenigen des Herrn Mascart. Bei beiden wird die 

 Combination zweier der Zeit nach aus einander liegenden Beobachtungs- 

 reihen vermieden und die sonst erforderliche Controle durch ein 

 Variationsinstrument entbehrlich gemacht. Ob die Mascart'sche oder 

 die von mir eingeschlagene Methode die kleineren technischen Schwierig- 

 keiten bietet, vermag ich indessen noch nicht zu übersehen. 



Das Wesentliche meines Verfahrens besteht 'in Folgendem. Eine 

 Inductionsrolle A (s. Fig. 1) ist um einen ihrer Durchmesser in dem 

 horizontalen Axenlager a a drehbar und zwar um 180°. Gleichzeitig 

 wird mittelst Zahnradübertragung y y eine zweite genau gleiche Rolle B 

 in dem verticalen Axenlager ß ß ebenfalls um 180° gedreht. Die 

 Intensitäten der in beiden Rollen bei der Drehung inducirten Ströme 

 entsprechen resp. der Vertical- und der Horizontal-Componente des Erd- 

 magnetismus, so dass in unseren Breiten die Intensität in A die grössere 

 ist. Durch Einschaltung eines an der Drehung nicht theilnehmenden 

 Widerstandes in den Stromkreis von A lassen sich nun beide Ströme 

 gleich machen. Prüft man diese Gleichheit mittelst eines Differential- 

 Galvanometers oder in einer nachher zu beschreibenden Weise mittelst 



