der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



163 



eines Galvanoskops, so ist, wenn F t und F 2 die Windungsflächen von 

 A und B, W a und W b die gesammten Widerstände der beiden Strom- 

 kreise und V und H die Componenten des Erdmagnetismus bedeuten, 

 im Falle der Stromgleichheit 



> W a W b 



oder, wenn F x = F 2 ist und i den Inclinationswinkel bezeichnet 



, . V W a 



tg 1 = — = 



ö H W b * 



Die Inclination ist demnach mittelst einer 



Nullmethode aus dem Verhältniss zweier mit 



beliebiger Genauigkeit messbarer Widerstände zu 



bestimmen. 



Fig. 1. 



Die Anwendung des Differentialgalvanometers zur Prüfung 

 der Stromgleichheit in beiden Kreisen bietet keine weiteren Schwierig- 

 keiten. Mit ebenso grosser, wenn nicht grösserer Bequemlichkeit lässt 

 sich jedoch zu demselben Zwecke ein gewöhnliches Galvanometer be- 

 nutzen, wenn man die folgende, soweit mir bekannt, bisher noch 

 nicht beschriebene Schaltungsweise anwendet. In beide Strom- 

 kreise wird je einer von zwei gleichen Widerständen w (s. Fig. 2) ein- 

 geschaltet, ausserdem in den zu a a gehörigen Kreis der einem Wider- 

 ßtandskasten zugehörige Widerstand R. Verbindet man nun die beiden 

 gleichsinnigen Anfangspunkte der Widerstände w durch kurzen Schluss s, 

 und die beiden Endpunkte durch ein Galvanometer, so ist leicht zu 



11* 



