der Scliles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 167 



zweiten, so darf nicht das geringste Zucken der Galvanometernadel 

 eintreten. 



Endlich ergiebt sich aus dem Verhalten des Galvanometers bei der 

 Beobachtung selbst eine Controle dafür, ob beide Rollen genau gleich- 

 zeitig durch die Mittellage, d. h. durch die Stelle der maximalen 

 Induction hindurchgehen. Ist dies nämlich der Fall, so macht die 

 Galvanometernadel bei Drehung und Rückdrehung genau gleiche, nur 

 nach je einer Seite der Nulllage gehende Ausschläge, eventuell bei 

 völliger Gleichheit der Ströme den Ausschlag Null. Andernfalls werden 

 die Ausschläge ungleich und bei Gleichheit der Integralströme macht 

 die Nadel während der ersten Hälfte der Drehung einen kleinen Aus- 

 schlag nach der einen, und während der zweiten Hälfte der Drehung 

 einen solchen nach der anderen Seite. Diese Beobachtung ist indessen 

 nur dann zu machen, wenn das Galvanometer vollkommen aperiodisch 

 ist, wie das bei dem von mir benutzten Siemens'schen Glockengalvano- 

 meter der Fall ist. 



Die wesentliche Einrichtung des vorzüglich solide und elegant ge- 

 arbeiteten Apparates wird aus Vorstehendem mit Hilfe der Fig. 1 hin- 

 reichend deutlich zu entnehmen sein. Bezüglich der Dimensionen füge 

 ich hinzu, dass die Durchmesser der Rollen 30 cm betragen. Jede 

 Rolle hat 130 Windungen 1 mm dicken Drahtes. Die Zuleitungen ge- 

 schehen mittelst Kupferbandspiralen und starker zu den Klemmschrauben k 

 führender inductionsfrei angebrachter Drähte. Die Widerstände der 

 Rollen betrugen für Rolle A, W 1 = 2,912 S. E.; für Rolle B, W 2 

 = 2 ; 879 S. E. Diese Widerstände sind näherungsweise gleich den 

 Widerständen der beiden Galvanometerrollen gewählt, da es ursprünglich 

 in meiner Absicht lag, das Galvanometer als Differentialgalvanometer 

 zu benutzen. Für die Herstellung der beiden Stromkreise und die 

 darin einzuschaltenden Widerstände war ein Siemens'scher Universal- 

 Widerstandskasten mit Brücke unmittelbar geeignet. Die beiden gleichen 

 Widerstände w wurden zu je 10 S. E. genommen. Zur Beobachtung 

 der Galvanometerausschläge benutzte ich ein stark vergrösserndes Hart- 

 mann'sches Fernrohr und eine Glasscala von Zeiss mit transparenter 

 Beleuchtung, so dass noch eine Abschätzung bis auf 0,02 mm bei einem 

 Scalenabstand von 1 m möglich war. 



Als Beispiel der Anwendung des Apparates lasse ich drei Beob- 

 achtungsreihen mit zweimal vertauschten Rollen folgen, wobei zu be- 

 merken ist, dass man, nachdem ein für allemal das Verhältniss der 

 Windungsflächen festgestellt ist, nur die mittlere Reihe gebraucht. Um 

 denjenigen Widerstand R bezw. R' möglichst genau zu bestimmen, bei 

 welchem der Ausschlag Null ist, wurden nach vorläufiger ungefährer 

 Feststellung desselben die benachbarten Widerstände in fortlaufender 

 Reihe gestöpselt und die jedesmaligen Ausschläge notirt, welche hierbei 



