NOTA EXPLICATIVA 2 85 



O apparelho constava de uma caixa cylindrica de madeira de buxo, 

 tendo na base interior circulo de marfim graduado e thermometro cur- 

 vo em forma circular. Eleva-se do centro d'esta um tubo de vidro, 

 montada na parte superior por uma roldana aonde se enrola fio de seda, 

 para a suspensão da barra magnética. A barra é cylindrica, de o m ,073 

 de comprimento e o ra ,oo4 de diâmetro, terminando por dois cones. Um 

 estribo de latão, com pequeno gancho, serve para a suspender no fio. 

 O coefficiente de temperatura d'aquella determinou-se no observa- 

 tório do Infante D. Luiz, em junho de 1877, achando-se q = — 0,001 

 entre as temperaturas de 10 o a 3o° centígrados. 



Obteve-se também, por grande numero de series de 2 ^ = 3 S ,833; 

 isto é, a duração média de uma oscillação á temperatura de 2 5°, e em 

 Luba foi de 3 S ,833 sendo 4,93o (unidade ingleza) o valor da compo- 

 nente horisontal. As formulas empregadas foram 



£-7 [i-q (t-*5°)] 



v o 3,833 



X=4,93 - Tr 



25° 



Em março de 1880, regresso a Lisboa, de novo se determinou o 

 tempo de uma oscillação, e achou-se 2 T = 3 s ,9i3, sendo 4,965 o valor 

 da componente horisontal. 



A perda, pois, do magnetismo da barra, durante dois annos e nove 

 mezes, á mesma temperatura de 25°, foi de o s ,0447, o que corresponde 

 a 0,001 35 por mez, suppondo-a proporcional ao tempo decorrido. 



Esta correcção da perda de magnetismo fez-se a cada dado de per si. 



A amplitude das oscillaçóes no principio manteve-se entre 25' a 

 3o°, e para a medida do tempo empregou-se um bom chronometro, 

 cuja marcha foi sempre inferior a j s . 



Os resultados da componente horisontal obtiveram-se segundo os 

 methodos dos menores quadrados, e são os seguintes : 



As linhas de igual componente seguem proximamente os parallelos 

 de latitude; o angulo formado com os meridianos é de 89 o , y' noroeste. 



O valor de 5,9 (unidade ingleza) está por 6 o , 4' sul, e o de 5,o por 

 14 o 20' sul, correspondendo assim uma diminuição de 0,1 por 49^5 em 

 latitude. 



Para inclinação usou-se o inclinometro construido por John Do- 

 ver. O apparelho é de madeira de buxo, o circulo vertical de marfim 

 e os pés e os parafusos de ebonite. O circulo azimuthal tem o n ',o85 de 

 diâmetro e é quadrado em graus; o vertical acha-se graduado em 

 meios graus e possue o diâmetro de o m ,o65. A agulha mede de com- 

 primento o m ,o64, sendo o seu eixo assente em duas falcas de agatha, 

 e esta parte do instrumento é protegida por uma caixa circular com 



