110 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Zahlen eruirt worden, doch hatten die von ihnen angewandten Apparate 

 den Nachtheil, dass zu erhebliche Eingriffe in die Lebensfunctionen 

 der Versuchsthiere gemacht wurden. 



Es handelte sich also darum, einen Apparat zu construiren, welcher 

 es ermöglichte, das Thier eine Luft athmen zu lassen, welche bis zu 

 einem bestimmten Grade mit Chloroform- oder Aetherdampf gesättigt 

 war. Ausserdem musste es aber möglich sein, während des Versuches 

 selbst den Grad dieser Sättigung beliebig zu ändern. 



Eine Methode, welche diesen Anforderungen genügte, verdanke ich 

 Herrn Prof. Geppert, und ich will mir erlauben, Ihnen dieselben in 

 Kürze zu beschreiben: 



Das aufgebundene Thier trug eine T förmige Trachealcanüle und 

 athmete durch Ventile von der einen Seite her die Luft ein, nach der 

 andern Seite hin die Luft aus. Da nun das Thier in der Luft auch 

 Chloroform- bezw. Aetherdampf athmen sollte, so musste an der Zu- 

 leitungsröhre eine Nebenleitung angebracht werden, durch welche die 

 Chloroform- oder Aetherdämpfe in die Inspirationsluft eintraten. — Eine 

 mit Chloroform gesättigte Luft enthält nun bei Zimmertemperatur etwa 

 20 °/ Chloroformdampf und eine mit Aether gesättigte Luft etwa 54 °/ 

 Aetherdampf. Wie zu vermuthen war, und sich auch gleich beim 

 Beginn der Versuche herausstellte, durfte die Inspirationsluft für meine 

 Zwecke keineswegs mit Aether- resp. Chloroformdampf wirklich gesättigt 

 sein. Es genügte vielmehr nur ein sehr geringer Grad der Sättigung. 

 Daher war das Princip der Methode auf folgenden Plan gebaut: 



Die inspirirte Luft setzte sich aus zwei Strömen zusammen, einem 

 mit Chloroform gesättigten und einem andern, der gewöhnliche Luft 

 enthielt. Die Röhre, durch welche das Thier inspirirt, gabelt sich daher 

 in zwei Ansätze. Der eine mündet frei in die äussere Luft; vor den 

 anderen sind Apparate gelegt, welche die Luft, die durch sie strömt, 

 mit Chloroform- oder Aetherdampf vollkommen sättigen. Man hat es 

 nun, wie gleich gezeigt wird, in der Hand, durch letzteres Rohr mehr 

 oder weniger Luft gehen zu lassen, und durch die somit bewirkte Ver- 

 stärkung oder Verringerung dieses mit Chloroform- oder Aetherdampf 

 gesättigten Luftstromes kann man die gesammte Inspirationsluft mehr 

 oder weniger mit Chloroform- oder Aetherdampf sättigen. 



Allein, wie leicht ersichtlich, genügt der Apparat jetzt noch nicht 

 allen Ansprüchen. Denn es soll ja das Thier ^ine Luft athmen, welche 

 einen bestimmten Procentgehalt an Chloroform- oder Aetherdampf 

 enthält. Es muss mit andern Worten der mit Chloroformdampf gesättigte 

 Luftstrom in ein bestimmtes Verhältniss zu der gesammten 

 inspirirten Luft gebracht werden können. Dies geschieht auf folgendem 

 Wege: Vor die freie Oeffnung des Gabelrohrs, durch das inspirirt wird, 

 ist eine Gasuhr gelegt, deren Zeiger sich selbstverständlich je nach dem 



