I. Abtheilung. Medicinische Section. 111 



Typus der Athmung bald schnell, bald langsam dreht. Auf die Axe 

 der Gasuhr ist ein Rad aufgesetzt, das die Bewegungen der Gasuhr 

 genau mitmacht. Um dieses Rad ist eine Schnur gelegt, die sich beim 

 Gange der Gasuhr von ihm abwickelt. An dem frei herabhängenden 

 Ende trägt diese Schnur ein Glasrohr, das durch einen Schlauch mit 

 dem unteren Ende einer senkrecht stehenden Bürette communicirt. In 

 diese letztere wird Wasser gegossen, das sich immer in gleiches Niveau 

 mit der Mündung des an der Schnur befestigten Röhrchens einstellt. 

 Wickelt sich die Schnur vom Rade ab, so fliesst Wasser aus der 

 Bürette durch dieses Glasrohr heraus, und zwar in Mengen, die den 

 Bewegungen der Gasuhr entsprechen. Dieses abfliessende Wasser 

 fällt in einen Trichter, welcher luftdicht in eine Wulff sehe Flasche ein- 

 gesetzt ist. Der Trichter mündet erst auf dem Boden der Wulff'schen 

 Flasche und taucht dort in eine Wasserschicht ein. Das Niveau dieser 

 Wasserschicht hebt sich während der Athmung daher ebenfalls ent- 

 sprechend der Respiration des Thieres und drückt ein entsprechendes 

 Quantum Luft aus der freien Mündung der Wulff'schen Flasche. Auf diese 

 freie Mündung ist ein Glasrohr luftdicht aufgesetzt, das die Luft in den 

 Apparat leitet, in welchem sie mit Chloroform- oder Aetherdampf gesättigt 

 wird, und aus diesem zum Schluss in die Leitung, durch die dasThier inspirirt. 



Die Berechnung gestaltet sich nun sehr einfach: Die Zahlen der 

 Gasuhr geben an, wieviel Luft das Thier inspirirt; die Menge Wasser, 

 die aus der Bürette ausfliesst, giebt die Menge Luft, die den Chloroform- 

 apparat passirt, an. Aus diesen Zahlen ergiebt sich sofort der 

 Sättigungsgrad der inspirirten Luft. Gehen z. B. 1000 cem durch, die 

 Gasuhr und 100 cem durch den Chloroformapparat, so sind im Ganzen 

 1100 cem geathmet, die zu Vii m ^ Chloroformdampf gesättigt sind. 1 ) 



Nimmt man die Bürette weiter, so resultirt eine stärker gesättigte 

 Luft und umgekehrt. 



Ich hatte also auf diese Weise einen Apparat, welcher es mir er- 

 möglichte, das Versuchsthier eine Luft von bestimmtem Chloroform- oder 

 Aethergehalt athmen zu lassen und ausserdem während des Versuches 

 selbst mit diesem Gehalt an Chloroform oder Aether beliebig zu steigen 

 oder zu fallen. 



Resultate. 



Die Resultate, welche ich mit diesem Apparat erhielt, waren kurz 

 folgende: 



1. die betäubende Dosis liegt sowohl für Chloroform, wie für 

 Aether sehr niedrig; es genügen für das Kaninchen von Chloro- 

 formdampf 0,5 — 1,1 °/ m der Inspirationsluft (= 3,0 — 5,5 °/ der 



! ) Ganz genau ist obige Berechnung nicht, denn aus je 100 cem Luft werden 

 nach Sättigung mit Chloroformdampf (bei Zimmertemperatur von 17° C) 118,8 cem. 



