12 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Linie durch stärkeren Druck hervorgehoben wird. Beim Zeichnen der 

 Muster empfiehlt Dr. Stuhlmann eine mit stumpfem Bleistifte bewerk- 

 stelligte flüchtige Ausfüllung der Netzquadrate. Da Kinder erfahrungs- 

 mässig zur Flüchtigkeit geneigt sind, so ist die flüchtige Ausführung der 

 Muster sehr bedenklich, welche auch sehr matt aussehen und der Farben- 

 wirkung ganz entbehren. Um diese Uebelstände zu beseitigen, lässt der 

 Vortragende die Kreuzstichmuster in der Schule durch starke rothe und 

 blaue Kreuze darstellen, wodurch die Farbenwirkung der Muster zur 

 Geltung kommt. Diese Ausführung geht sehr rasch von statten, ermüdet 

 die Schüler nicht und strengt die Augen weniger an. 



In der Discussion werden die Vorzüge der neuen Methode allseitig 

 anerkannt. 



4. Sitzung am 7. December 1894. 



Herr Regierungs- und Medicinal-Rath Dr. Schmidtmann spricht 



TJeber die heutige Dampf-Desinfection im Lichte der Wirklichkeit. 1 ) 



Redner beleuchtet die Ergebnisse amtlicher Ermittelungen über die 

 1893 im Regierungsbezirk Oppeln vorhandenen Desinfections - Apparate 

 und -Anstalten. Von den 20 Kreisen des Regierungsbezirks Oppeln be- 

 sassen nur 2 (Neisse und Falkenberg) keine Dampf-Desinfectionsapparate. 

 Der erste ist in der Stadt Leobschütz 1885 aufgestellt worden. Im 

 Ganzen fanden sich 42 Apparate vor, von denen 11 Stadtgemeinden an- 

 gehörten, 7 Kreisverbänden und 2 Amtsbezirken. Es ist nothwendig, 

 dass die Aufstellung eines solchen Apparates durch einen Monteur erfolge, 

 der auch die erste Anleitung zum Betriebe desselben geben muss. Nur 

 10 der Apparate haben gegenüberstehende Thüren und nur 6 gesonderte 

 Zugänge. Das Fehlen der zweiten Thüre ist kein erheblicher Mangel, 

 wenn die Effecten von geschulten Desinfectoren eingeliefert und abgeholt 

 werden. Die meisten Apparate bleiben hinter 1 cbm Binnenraum zurück. 

 Gewöhnlich genügen diese kleineren Apparate. Von den 42 Apparaten 

 sind 11 fahrbare; die kleinen mobilen sind jedenfalls nicht zu entbehren 

 und für manche Fälle zu bevorzugen. Nur 16 arbeiten mit gespanntem 

 Dampfe (Y 10 — y a Atmosphäre). Die Forderung, dass stets gespannter 

 Dampf benutzt werde, ist übertrieben und nicht zu rechtfertigen. Die 

 Nachtrocknung der desinficirten Objecte erforderte noch bis zu 2 Stunden. 

 Dies erklärt sich zum Theil daraus, dass im ganzen Bezirke nicht ein 

 einziger angestellter Desinfector vorhanden ist, sondern die Desinfection 

 nebenamtlich besorgt wird. Die Benutzung der Apparate war eine sehr 

 geringe. Einer ist 1893 nur einmal in Betrieb gesetzt, 14 Apparate 

 bis 8 mal, 11 bis 32 mal, nur 6 über 100 mal. Die Ursache dieser 



J ) Der Vortrag ist vollständig in der Deutschen Vierteljahrsschrift für öffent- 

 liche Gesundheitspflege Bd. 27 Heft 1 1895 erschienen. 



