18 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Diese Zeiten hatte also die Spitze des Platinstiftes von Gg. gebraucht, 

 um in dem Quecksilber den Weg 



s == 2200 Schraubentheilen 

 zu durchlaufen. Für einen Schraubentheil findet sich daraus 

 für b 4,444 . 10 -6 sec. 

 „ b, 8,682 . 10~ 6 „ 



Bestimmungen der Zeit wie die vorstehenden, sind in ähnlicher 

 Weise ausgeführt worden durch Schiller nach einer von Hrn. 

 v. Helmholtz angegebenen Methode gelegentlich einer Experimental- 

 untersuchung über elektrische Schwingungen. 1 ) Schiller bediente sich 

 dabei des Helmholtz , sehen Stromunterbrechers, an welchem ein schweres 

 Pendel zwei Contacte auslöst, und erhielt als Zeitwerth für einen Theil 

 seiner Scala 1,25 . 10 — 6 Secunde. 



Mit einem anderen Unterbrecher, der ganz nach dem Helmholtz- 

 schen hergestellt worden war, fand E. Cohn 2 ) 1,1 . 10 — 6 Secunden. 



Die von mir gefundenen Zahlenwerthe haben im vorliegenden Falle 

 mit den erwähnten die Grössenordnung gemeinsam. 



Indessen übersieht man, dass die Anwendung eines zweiarmigen 

 Hebels und der Fallmaschine den Vorzug hat, die Methode der Zeitmessung 

 weiter auszudehnen und empfindlicher zu machen, als es der Gebrauch 

 des Pendels thut. Bei den obigen Versuchen z. B. hatten die Hebel- 

 arme die Längen 35,8 und 20,2 cm, wobei das Gewicht auf den kürzeren 

 Arm aufschlug. Verkürzt man — etwa vermittels eines verschie b 

 baren Metallknopfes — jenen Arm noch mehr und wählt für die Fall- 

 maschine die Beschleunigung grösser, so lässt sich der Zeitwerth eines 

 Schraubentheiles noch um eine bis zwei Grössenordnungen, also als 

 Grenze hundert Milliontel Secunden, verkleinern. Auf der anderen Seite 

 kann man die Zeitwerthe auch vergrössern und darin soweit gehen, dass 

 noch Tausendstel Secunden bestimmt werden. Bei der Einfachheit der 

 angewandten Mittel dürfte darum die mitgetheilte Methode überall will- 

 kommen sein, wo kleine Zeiträume zu messen sind. Auch ist es leicht, 

 die Unterbrechungs Vorrichtung des Helm ho Hz' sehen Pendelapparates an 

 der Fallmaschine anzubringen, wenn feste Contacte gebraucht werden 

 sollen. 



Eine Anwendung der Methode. 

 Mit der beschriebenen Hebelvorrichtung habe ich den zeitlichen 

 Verlauf von elektrischen Strömen bestimmt, welche durch Oeffnen und 

 Schliessen eines primären Kreises in einem anderen geschlossenen seeun- 



J ) Schiller, Pogg. Annal. 152. p. 535, 1874. 

 ■) E. Cohn, Wiedem. Annal. 21. p. 664, 1884. 



