130 Jahres-Berichl 



stehen also im Einklang mit den oben citirten Angaben von Riess, 

 Reis und Wein hold. Hiernach wäre, wenn man für Lehrzwecke an 

 der Aufstellung von Spannungsreihen für die Reibungselektricität fest- 

 halten will, glattes Glas vor, mattes hingegen hinter Wolle zu setzen. 

 Auf streng wissenschaftlichen Werth werden diese Reihen jedoch, da 

 wie die hier betrachteten auch andere Stoffe wechselndes Verhalten 

 bei der Reibung zeigen, niemals Anspruch erheben dürfen. 



Sitzung am 6. November 1889. 



Herr Professor Dr. 0. E. Meyer zeigte 



ein neues Instrument zur Untersuchung des Gebirgsmagnetismus 

 vor und machte über die mit ihm angestellten Beobachtungen folgende 

 Mittheilungen : 



Das Instrument ist ähnlich gebaut wie das Local -Variometer von 

 F. Kohlrausch, 1 ) welches bei den früheren Messungen 2 ) sich vortreff- 

 lich bewährt hatte. Doch kommen bei Beobachtungen über Gebirgs- 

 magnetismus manchmal Verhältnisse vor, unter denen mehr gewünscht 

 wird, als von jenem Instrument gefordert werden darf. Der Kohlrausch- 

 sche Apparat ist dazu bestimmt, Werthe der erdmagnetischen Horizontal- 

 intensität, welche an zwei verschiedenen Orten beobachtet worden sind, 

 mit einander zu vergleichen. Aus solchen Messungen lassen sich, wenn 

 z. B. am Fusse und auf dem Gipfel eines Berges beobachtet wurde, 

 über die Vertheilung des Magnetismus in der Masse des untersuchten 

 Berges Schlüsse ziehen. Es kann jedoch vorkommen, dass an den 

 beiden Beobachtungsorten nicht nur die Stärke der erd magnetischen 

 Kraft verschieden gefunden wird, sondern auch die Richtung der Kraft, 

 besonders die als Inclination bezeichnete Abweichung dieser Richtung 

 von der Horizontalen. Daraus können Zweifel über die Deutung von 

 Beobachtungen entstehen. Einerseits kann eine Verschiedenheit der 

 Horizontal-Intensität an zwei Orten gefunden werden, ohne dass die ge- 

 sammte Intensität sich geändert hätte, und zwar nur deshalb, weil die 

 Inclination ungleich war. Andererseits aber kann es sich ereignen, dass 

 an beiden Orten der gleiche Werth der horizontalen Componente be- 

 obachtet wird, obwohl nicht nur die gesammte Stärke, sondern auch die 

 Inclination an beiden Orten verschieden ist. So kann selbst eine be- 

 trächtliche locale Störung des Erdmagnetismus dem Beobachter entgehen, 

 wenn er das nur für- die Messung der Horizontal-Intensität eingerichtete 

 Local -Variometer von Kohlrausch benutzt. 



Diesem Uebelstande wird durch das neue Instrument abgeholfen, 

 welches sich von dem Kohlrausch'schen im wesentlichen nur dadurch 



') F. Kohlrausch, Wiedemann's Annalen, 1886, Bd. 29, S. 47. 

 ■) O. E. Meyer, 66. Jahresb. d. schles. Ges. 1888, S. 49. 



