238 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



sas de bronce que soportan los electrodos prismáticos de cadmio ó 

 magnesio descansan sobre dos columnas de porcelana, movibles por 

 medio ele tornillos micrométricos á fin de que la distancia entre ellos 

 sea siempre alrededor de 2 milímetros. El haz ultravioleta que sale 

 del segundo prisma se dirige al prisrna á reflexión total (de cuarzo) 

 colocado en la base del microscopio (flg. 5). 



3 o Microscopio, cámara fotográfica y accesorios. — El tipo de este 

 microscopio pertenece al más perfecto de la casa Zeiss. El haz de luz 

 ultravioleta, después de reflejarse en el prisma P (flg. 5 y 6), se dirige 

 en el sentido del eje óptico si ha sido centrado perfectamente con el 

 vidrio de urano D (y á la vez centrado el condensador de cuarzo) y 

 por último atraviesa la preparación, la serie de lentes del objetivo 

 ocular para llegar al «visor» ú ojo fluorescente E (fig. 6) que tiene 

 por objeto hacer visibles por fluorescencia los rayos invisibles que 



