288 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



BIRR.EPRINGENCIA MAGNÉTICA 



§ 2. Instalación (fig. 1 y 2) 



En la figura 1 se indica con : 



L, fuente luminosa. 



M, Lente condensador. 



O, Diafragma. 



P, Mcol polarizador. 



M S. Polos del electroimán. 



V, Cubeta para contener la solución. 



O, Compensador de Babinet. 



A, Mcol analizador. 



Debido á la gran absorción de las soluciones fué indispensable em- 

 plear como fuente luminosa una lámpara de arco voltaico que consume 

 20 amperes, intercalando á ésta en un circuito provisto de amperóme- 

 tro y de una resistencia variable que permitía mantener más ó menos 

 constante la intensidad luminosa. Entre la lámpara y el nicol polari- 

 zador una lente condensador arreglada de manera que el baz emitido 

 sea de luz paralela, y un diafragma que sólo permite iluminar la cara 

 del nicol P. En esta forma me fué posible tener una intensidad lumi- 

 nosa muy grande y solamente en la región limitada por la cara de los 

 prismas, ya que la distancia de la lámpara al compensador de Babinet 

 es de 1,20 m y puede ser regulado el arco de manera que esté centrado 

 y en línea recta con las demás partes de la instalación. 



El plano de polarización del nicol P forma un ángulo de 45° con 

 las líneas de fuerza, y el analizador A cruzado con el primero. 



Campo magnético. — El campo magnético lo genera un gran elec- 

 troimán construido por Hartmann y Braun en Frankfurt (Alemania). 

 Dos bobinas corredizas sobre una plataforma que puede ser nivelada 

 por tres tornillos calantes: cada una con un arrollamiento de 1250 

 vueltas de alambre de cobre, que terminan en núcleos polares de forma 

 rectangular mide 50 mm de longitud por 15 mm de altura. 



Intercaladas en el circuito del electroimán se encuentran dos resis- 

 tencias; la primera empleada para modificaciones grandes de intensi- 

 dad y la segunda para corregir la modificación de la resistencia debida 



