300 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



nieutos magnéticos de los dos cuerpos, y por tanto, la relación de sus 

 coeficientes de imanación específica. 



En nuestro caso liemos adoptado como substancia tipo una solución 

 diluida de cloruro de manganeso cuya susceptibilidad específica era 

 igual á 1,775 . 10" ". 



§ 5. Instalación 



La figura 8 representa en proyección horizontal las partes princi- 

 pales de la instalación destinada á comparar coeficientes de imanación. 

 La curva dibujada sobre los palos representa la fuerza ejercida so- 

 bre la substancia en función de la distancia á las aristas de los núcleos 

 y el máximo de ésta es suficientemente plano para poder siu error de 

 importancia repetir la misma posición en las diferentes experiencias. 

 Campo magnético. — El campo magnético lo genera un electroimán 



de P. Weiss, montado sobre 

 un carrito c (fig. 9) que puede 

 ser desplazado por medio de 

 un tornillo con respecto á la 

 substancia para buscar la po- 

 sición de máximo efecto. 



Suspensión de la substancia 

 en el campo. — En un pilar de 

 manipostería independiente 

 del piso del laboratorio y se- 

 parado de la tierra por una ca- 

 misa de aire, se fijó un tirante 

 de madera P, que lleva en su parte superior una regla p, ala cual por 

 cuatro láminas de plata muy delgadas (ancho 1,5 mm, longitud 350 

 mi) que convergen en forma de V se suspendió la varilla que lleva 

 en su extremo un tubito s destinado á contener la solución. 



Todas las partes de la instalación están provistas de tornillos de 

 calaje que permiten centrar fácilmente la suspensión. 



Este método de suspensión tiene la ventaja de suprimir los movi- 

 mientos laterales de la substancia en el campo, aparte de prestarse 

 muy bien para compensar los efectos electro-magnéticamente. 



Aparato de compensación. — La compensación se hace por medio 

 de dos bobinas B y b coaxiales, una de ellas la b fija en la varilla de 

 vidrio, mientras la otra es independiente de la suspensión. 



La bobina B está formada por 300 vueltas de alambre de cobre es- 



