ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS MAGNETO-ÓPTICOS Y MAGNÉTICOS 



301 



maltado de 12 mm de diámetro, y la bobina b por 200 vueltas de alam- 

 bre también esmaltado de 0,2 mm de diámetro. 



La corriente llega á la bobina b por una de las cintas y regresa por 

 la otra del mismo par. 



En la instalación de Weiss la corriente llega por un par de cintas y 

 regresa por el otro, pero en nuestro caso los efectos del electroimán 

 sobre esta sección recorrida por la corriente fueron tan grandes que 

 fué indispensable adoptar el método expuesto. En esta forma, fuera 

 cualquiera el sentido del campo, se compensó siempre el efecto con 



Fie. o 



una misma intensidad en la bobina B, teniendo en cuenta que la co- 

 rriente en b en toda la experiencia era constante. 



Aparato de lectura. — El aparato de lectura empleado por Weiss no 

 dio los resultados deseados, esto se explica si recordamos que los va- 

 lores de y por el medidos, nunca bajan de 10 . 10"" y que en nuestro 

 caso nunca llegan al valor de 2 . 10" " y sobre todo por tener el aparato 

 que acusar diferencias ocasionadas por la modificación de la tempera- 

 tura que sólo llegan á 0,5 . 10" " entre los valores extremos de éstas. 



El método de lectura siguiente reemplazó con ventaja al de Weiss. 

 por ser muclio más sensible y por tenerse constancia absoluta en el cero. 



La varilla de vidrio V termina en una punta de acero afilada (una 

 aguja de coser) que toca excéntricamente en una lámina delgada de 

 bronce apoyando en un cojinete de rubí montado sobre una plaquita de 

 acero fija, á la lámina por cuatro tornillos que permiten modificar la dis- 

 tancia de apoyo al eje del espejo y por tanto la sensibilidad (fig. 10). 



La lámina de bronce, que lleva en su cara anteriora! espejo e. está 

 tija sobre un eje de acero montado sobre cojinetes de rubí colocados 



