308 Jahres-Bericht 
Die Zeit der grössten Kälte fällt hiernach für Breslau in die erste 
Hälfte des Januar, die grösste Wärme in die zweite Hälfte des Jnli bis 
Anfang August. Die ersten 4 Tage des August bilden das absolute 
Maximum, indess hält sich die Wärme während des ganzen Monats vom 
8. Juli bis 9. August durchschnittlich fast ganz unverändert auf gleicher 
Höhe. Die kalten Maitage (11—13) treten im Mittel nicht merklich 
hervor (vergl. Jahresber. 1854 $. 104). 
Bei den Feststellungen über die Temperatur - Verhältnisse eines be- 
stimmten Ortes aus vieljährigen Beobachtungen kann noch die Frage 
nach der Richtigkeit der angewandten Thermometer und deren Aufstel- 
lungs-Ort aufgeworfen werden, da etwanige aus diesen beiden Ursachen 
hervorgehende Fehler auch auf die Mittelwerthe sich ganz oder theilweise 
übertragen werden. In ersterer Hinsicht ist von den Breslauer Beob- 
achtungen zu bemerken, dass seit einer langen Reihe von Jahren wieder- 
holt und neuerdings in jedem Winter die Nullpunkte der Thermometer 
in schmelzendem Schnee untersucht, die erforderlichen Correctionen be- 
stimmt, resp. von Jahr zu Jahr abgeändert und an alle einzelnen Beob- 
achtungen angebracht werden. Besonders neue Thermometer erhöhen 
bekanntlich fast immer ihren Nullpunkt und bedürfen sehr bald negativer 
Correetionen. In der sonstigen Calibrirung der Röhren zeigen die ange- 
wandten Greiner’schen in Fünftel-Grade getheilten Normal - Thermo- 
meter eine vorzügliche Uebereinstimmung, so dass andere Correctionen 
ausser wegen der Nullpunkte bisher nicht erforderlich schienen. Sehr 
fehlerhaft sind dagegen häufig oder fast in der Regel die sogenannten 
Register-Thermometer für Maximum und Minimum, und bei den sehr oft 
vorkommenden Beschädigungen derselben, wo dieselben ungeachtet aller 
angewandten Sorgfalt den Dienst versagen, wurde denselben früher hier, 
wie auch an anderen Orten, weniger Aufmerksamkeit gewidmet. Seit 
zwei Jahren werden indess auch diese Thermometer streng geprüft und 
fortlaufend controlirt. Namentlich zeigen die meisten bisher dazu benutzten 
Weingeist- Thermometer zu tiefe Minima und geben die Kälte oft um 
mehrere Grade zu stark an, so dass aus den Angaben von ungeprüften 
Thermometern dieser Art sichere Schlüsse nicht gezogen werden können. 
Inzwischen darf auch bei richtigen Thermometern der Einfluss der 
Localität nicht unterschätzt werden. Abgesehen von der nöthigen 
Entfernung von Gebäuden ist es besonders die Aufstellung der Thermo- 
meter in grösserer Nähe an der Erdoberfläche, welche wegen der nächt- 
lichen Ansstrahlung bei heiterem Himmel ‘oft ‘beträchtlich tiefere Minima 
erzeugt als in einiger Höhe.: Das Sinken der Thermometer unmittelbar 
am Boden vermöge der Ausstrahlungkälte oft um viele Grade ist bekannt, 
allein diese Kälte theilt sich der Luft auch bis zu einer kleinen Ent- 
fernung vom Boden mit und an etwas tiefer gelegenen Orten sammelt 
sich die von der Höhe oder von Bäumen und Sträuchern herabfliessende 
a 
Ts 
£ Be 
