S-J Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Seite, theils von ihm selbst angegeben worden sind. Die ursprüngliche 

 Methode H.'s (siehe Deutsche med. Wochenschrift 1893 No.4) litt nämlich an 

 dem Nachtheil, dass zur Registrirung der Töne ein Froschmuskelpräparat 

 benützt war, welches mit Hilfe eines Mikrophons durch jeden Ton 

 gereizt wurde und seine Zuckung registrirte. Da der Muskel aber für 

 die Darstellung rascher elektrischer Schwankungen keine geeignete 

 Registrirvorrichtung darstellt, musste er durch ein anderes Hilfsmittel 

 ersetzt werden. Einthoven und Geluk in Leyden benützten als solches 

 ein Capillarelektrometer, H. einen Elektromagneten. Beim Capillar- 

 elektrometer ändert ein in einer Glaskapillare befindlicher Quecksilber- 

 faden unter dem Einfluss von elektrischen Schwankungen seine 

 Capillaritätsconstante und damit seine Lage in der Capillare. Das 

 Instrument ist äusserst empfindlich, doch sind die Bewegungen des 

 Quecksilberfadens so klein, dass sie nur mikroskopisch wahrgenommen 

 und mit optischer Vergrösserung photographisch registrirt werden 

 können; (es folgte die Demonstration der Schwankungen des Capillar- 

 elektrometers unter der Einwirkung der Herztöne mit Hilfe des 

 Proj ectionsapparates). 



Um die Verwendung der Photographie bei der Registrirung der 

 Herztöne zu umgehen, hat H. den Froschmuskel durch einen 

 Elektromagneten ersetzt, welcher die vom Mikrophon veranlassten 

 Stromschwankungen registrirt. Einem starken Elektromagneten steht 

 nämlich eine mit straff gespannter Gummimembran überzogene Luft- 

 kapsel gegenüber, auf deren Membran eine Scheibe aus Eisenblech ge- 

 klebt ist; diese Scheibe wird den durch den Elektromagneten gehenden 

 Stromschwankungen entsprechend mehr oder weniger angezogen und 

 veranlasst dadurch Druekschwankungen im Luftraum der Trommel, 

 welche mit Hilfe eines Schlauches auf eine Marey'sche Registrirtrommel 

 übertragen werden können. Mit Hilfe eines zweiten Systems von 

 Lufttrommeln lassen sich dann leicht Cardiogramm und Herztöne gleich- 

 zeitig auf dem Kymographion registriren. 



Die Verwendung des Elektromagneten zur Registrirung der Töne 

 machte aber die Anwendung stärkerer Ströme nöthig, als sie beim ur- 

 sprünglichen Mikrophon benützt wurden. H. construirte daher ein 

 anderes Mikrophon, welches die Form einer Stimmgabel hat, der die 

 Herztöne durch den Stiel zugeleitet werden. Dieses Mikrophon wird 

 auf einen Resonanzapparat aufgesetzt, bestehend aus einer grösseren 

 Zahl von Scheiben aus dünnem Fichtenholz von verschiedenem Durch- 

 messer. l ) (Es folgte die Registrirung der Herztöne mit dieser Versuchs- 

 anordnung, die zuerst dem ganzen Auditorium hörbar gemacht 

 wurden.) 



x ) Die ausführliche Beschreibung der Versuchsanordnung findet sich in Pflüger's 

 Archiv. Bd. 60. S. 263. 



