1 30 Jahres-Bericht 



stark vergrösserlem Massstabe sichtbar machte, dass sie auch in kurzen 

 Zeiträumen schon erhebliche Ausschläge geben- das Princip desselben ist 

 von allen Nachfolgern im Wesentlichen beibehalten worden; es besteht 

 bekanntlich darin, dass ein an der Spitze der Versuchspflanze befestigter 

 und durch ein passendes Gegengewicht in Spannung gehaltener Faden 

 über eine Rolle geht, an deren Rand ein Zeiger in radialer Richtung 

 befestigt ist; dieser markirt auf einem graduirten Bogen den dem Zu- 

 wachs entsprechenden Drehungswinkel der Rolle in ähnlicher Weise, wie 

 z. B. der Uhrzeiger die Drehung eines Stundenrades trotz ihrer Lang- 

 samkeit sichtbar macht. 



Bei dem Reinke'schen Auxanometer ist es eine kreisförmige Glas- 

 scheibe, welche der durch den wachsenden Pflanzentheil gespannte 

 Faden in Rotation versetzt; das Mass ihrer Drehung wird durch ein 

 auf den graduirten Rand der Glasscheibe eingestelltes Fernrohr abge- 

 lesen. (Reinke, Untersuchungen über das Wachsthum. Bot. Ztg. 187G 

 p. 91 sq. Tab. II.) 



Ein weiterer noch wichtigerer Fortschritt in der Beobachtung dieser 

 Vorgänge war es, als Sachs mit seinem Auxanometer einen Registrir- 

 apparat verband, wie solche in der Physiologie der Thiere schon früher 

 die vielfältigste Anwendung gefunden und glänzende Erfolge erzielt 

 hatten. Auf der geschwärzten Oberfläche eines um eine excentrische 

 Achse stündlich einmal rotirenden Cylinders verzeichnet der Zeiger des 

 Sachs'schen schreibenden Auxanometers Parallellinien, deren Abstand in 

 einer bestimmten, allerdings jedoch nicht ganz einfachen Beziehung zum 

 Längenwachsthum der Versuchspflanze steht. 



Nach einem ganz anderen Princip construirt ist das nach der An- 

 gabe von Schenk durch Mechanicus Stöhrer in Leipzig angefertigte 

 Auxanometer, welches bei der Ausstellung naturwissenschaftlicher Apparate 

 im South Kensington Museum zu London 1876 ausgestellt war. Hier 

 setzte der Faden, welcher durch den wachsenden Pflanzentheil gespannt 

 wird, ein Zahnrad in Rotation; sobald dieses sich um eine gewisse Grösse 

 gedreht hat, greift ein Zahn in ein Hebelwerk, welches einen elektrischen 

 Strom auslöst; dieser wirkt vermittelst eines Elektromagneten auf einen 

 Bleistift, welcher in Folge dessen eine Marke auf ein durch ein Uhrwerk 

 gedrehtes papiernes Zifferblatt einzeichnet; es wird hier also nicht der 

 in gleichen Zeiträumen variable Zuwachs, sondern umgekehrt der variable 

 Zeitraum registrirt, innerhalb dessen ein wachsender Pflanzentheil sich 

 um eine constante Grösse (Y 2 oder 1 mm) verlängert hat; als Vorzug 

 dieses Apparates wird hervorgehoben, dass derselbe entfernt von der 

 (etwa im Freien) wachsenden Pflanze aufgestellt werden kann. 



Wieder ein anderes Princip ist es, welches Wiesner seinem Auxano- 

 meter zu Grunde gelegt hat. Hier dreht der durch den wachsenden 

 Pflanzentheil gespannte Faden die kleinere einer Doppelrolle, um deren 



