der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 131 



grösseren Umkreis ein zweiter Faden gelegt ist, der eine durch eine 

 Führung in der Lothlinie auf- und abwärts bewegliche, vermittelst 

 eines Gegengewichts aequilibrirte Metallnadel hebt; letztere trägt, wie bei 

 dem schreibenden Auxanometer von Sachs, auf der geschwärzten Ober- 

 fläche eines stündlich einmal um seine excentrische Verticalachse rotiren- 

 den Cylinders parallele Horizontallinien ein, deren Abstände sich ver- 

 halten wie die stündlichen Zuwachse. Durch diese Einrichtung sucht 

 Wiesner verschiedene Uebelstände des Sachs'schen Auxanometers zu be- 

 seitigen, die er selbst in seiner Abhandlung (Flora 1877) ausführlich 

 erörtert hat. 



Das Sachs'sche und das Wiesner'sche Auxanometer verzeichnen dem- 

 nach die jedesmaligen Längen eines Pflanzentheils, welcher sich durch 

 stündlichen Zuwachs stetig verlängert, als ein System von Coordinaten; 

 da aber die Abscissen der Zeitstunden, in denen der entsprechende Zu- 

 wachs geschieht, nicht mit aufgezeichnet werden, so werden sämmtliche 

 Coordinaten auf der nämlichen Verticalen, der Seitenkante des geschwärz- 

 ten Cylinders, abgetragen. Um daher zu ermitteln, welcher Stunde eine 

 bestimmte, auf dem Cylinder verzeichnete Länge entspricht, giebt es 

 keinen anderen Weg, als von der obersten, zuletzt abgetragenen Ab- 

 messung, deren Zeit direct beobachtet wird, rückwärts die Zahl der 

 Querstriche abzuzählen und eine gleiche Zahl von Stunden zurückzurechnen. 

 So lange der stündliche Zuwachs so bedeutend ist, dass zwischen zwei 

 nacheinander abgetragenen Längen ein deutlicher Zwischenraum vorhanden 

 ist, lässt sich gegen diese Methode in der That nichts einwenden. So- 

 bald der Zuwachs aber geringer ist, und der Zeiger durch zwei oder 

 gar durch mehrere Stunden auf derselben Querlinie sich einzeichnet, oder 

 wenn mehrere Querlinien in so dichten Intervallen aufeinander folgen, 

 dass ihre Anzahl sich nicht sicher ermitteln lässt, so hört die Möglichkeit 

 richtiger Zeitbestimmung vollständig auf. Ich habe stets verwirrte Auf- 

 zeichnungen erhalten, sobald das Längenwachsthum eines Pflanzentheils 

 sich dem Abschluss nähert und überhaupt 1 mm pro Tag nicht erheblich 

 überstieg. In Fällen, wo periodische Längenabnahme eintritt, sind diese 

 Apparate natürlich gar nicht anzuwenden. 



Ein besonderer Uebelstand des Wiesner'schen Auxanometers liegt 

 darin, dass eine Controle fehlerhafter Aufzeichnungen unmöglich ist. Die 

 Fehler können von mechanischen Störungen aller Art herrühren, zufälligen 

 Erschütterungen des Apparates, welche das labile Gleichgewicht der 

 Rollen aufheben, Zuschlagen der Thiir, Schwankungen des Fussbodens 

 durch Tritte, voröberfahreride Wagen, Durchreissen des Blattparenchyms 

 durch den eingestochenen Haken, Hemmungen, welche die sich senkenden 

 Gewichte zwischen den Blättern der Versuchspflanze erleiden, u. dgl. in. 

 Ich habe, um die Stetigkeil des Apparats zu prüfen, denselben oft in 

 Gang gesetzt, ohne eine Pflanze einzuspannen; in diesem Falle hätte der 



9* 



