132 Jahres -Bericht 



schreibende Zeiger stets auf gleicher Höhe bleiben und daher nur eine 

 einzige Qaerlinie einzeichnen dürfen, in Wirklichkeit fanden stets grössere 

 oder geringere Niveauveränderungen statt, welche von zufälligen Er- 

 schütterungen herrührten, auch wenn, wie dies selbstverständlich, der 

 Apparat möglichst vor äusseren Störungen geschützt war. Nun verleiht 

 allerdings, sobald eine wachsende Pflanze in den Apparat eingeschaltet 

 ist, der Widerstand ihrer Gewebe diesem ein Moment der Trägheit, 

 welches eine grössere Stabilität garantirt; nichtsdestoweniger treten 

 namentlich bei Tage und in nicht ganz ruhigem Zimmer stets Störungen 

 ein und lassen den Zeiger sprungähnliche Bewegungen machen, die 

 nicht reellem Zuwachs entsprechen. Da jedoch der Zeiger nur alle 

 Stunden einmal eine Aufzeichnung macht, so lägst sich fast nie ausmitteln, 

 ob z. B. ein ungewöhnlich grosses Intervall zwischen zwei Querlinien 

 einer Steigerung der Wachsthumsintensität entspricht, oder ob in einem 

 gewissen Moment ein zufälliger Stoss den Zeiger plötzlich verrückt hat. 



Schwierig ist bei Wiesner und Sachs auch die Verwerthung der auf dem 

 geschwärzten Cylinder abgetragenen Höhen. Zur exaeten Bestimmung 

 des stündlichen Zuwachses muss zunächst die Distanz zwischen je 

 zwei Querstrichen gemessen werden. Da es sich hier oft um sehr 

 kleine Differenzen, die den Werth eines Millimeters oft bei weitem nicht 

 erreichen, handelt, so giebt eine gewöhnliche makrometrische Messung 

 mit Zirkel und Massstab keine vergleichbaren Resultate, die Anwendung 

 mikrometrischer Methoden aber ist umständlich und schwierig, daher 

 wird die Uebertragung der vom Apparate verzeichneten Werthe in 

 Tabellen oder Curven sehr erschwert. Störend ist auch, dass der Cylinder 

 täglich abgenommen werden muss, um die Uhr aufzuziehen und dass der- 

 selbe mit einem neuen geschwärzten Papiermantel bekleidet werden 

 muss, sobald der Zeiger den oberen Rand erreicht, d. h., bei den im 

 Apparat benutzten Dimensionen, sobald der Zuwachs ca. 25 mm über- 

 schritten hat. 



Einige mechanische Unvollkommenheiten des Wiesner'schen Auxano- 

 meters, die sich insbesondere auf die Schwierigkeit einer genauen 

 parallelen Stellung des Cylinders und der Führung des Zeigergewichts, 

 sowie auf den richtigen Abstand des Zeigers vom Cylinder beziehen, 

 übergehe ich, da sie sich durch eine complicirtere, jedoch auch kost- 

 spieligere Ausführung wohl beseitigen lassen. 



Nachdem ich mit dem Wiesnerschen Apparate eine Reihe von 

 Beobachtungen gemacht, glaubte ich seine Verbesserung in einer Ab- 

 änderung desselben zu finden, in Folge deren er nicht blos die 

 Coordinaten der Längenzuwachsc, sondern gleichzeitig auch die Abscissen 

 deT hierzu verbrauchten Zeiten abtrügt und die Wachsthums-Curve un- 

 mittelbar aufschreibt. Hierzu ist weiter nichts erforderlieh, als dass das 



