KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. RAND 28. NIO 7. 



15 



findet, so ergiebt sich, wenn a der Abstand und b die Grösse des spiegelnden Gegen- 



standes ist, 



b 



~ - - tg 2/?, 



TI 



a 



welche Formel, schon frtiher bekannt ans der Construction des Ophthalmometers Leroy- 

 Durois, zwar nur för einen unendlichen Abstand des Instrumentes mathematisch genau, 



Fig. 2. 



fur endliche Abstände nur approximativ ist, aber um so genauere Werthe giebt, je grösser 

 jene sind. Die Fehler der Approximation zu berechnen, wiirde eine ziemlich komplicirte 

 Arbeit sein, da der Abstand BC von Punkt zu Punkt wechselt. Da aber die absoluten 

 Fehler von geringer Bedeutung sind, indem wir nicht absolut genaue Werthe der Krinn- 

 mung, sondern der Krummungsveränderung suchen, und da ferner die Einstellungs- und 

 Messungsfehler jedenfalls durch besondere Versuche eruirt werden niiissten, habe ich es 

 vorgezogen, die Genauigkeit des nach der dargelegten Formel construirten Instrumentes 

 durch dieselben Versuche direkt zu priifen. (Siehe weiter unten!) 



Um Messungen auf einer und derselben Platte in allén Meridianen bewerkstelligen 

 zu können, habe ich die zu spiegelnden Objecte kreisförmig um das Objectiv concentrisch 

 machen lassen, so dass der ganze Apparat einem Keratoscope gleicht, bei welchem ein 

 photographischer Apparat die Stelle des beobachtenden Auges vertritt. Mit Zugrunde- 

 legung der gegebenen Berechnungen wurde die Scheibe fur einen Abstand von 250 Mm. 

 construirt. Nach dem oben Gesagten durfte wohl dieser Abstand klein erscheinen; 



