KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 28. NIO 7. 19 



Biide sichtbare Kurbel mittels Schraubenvorrichtung zu bewegenden Brette befestigt. Das 

 hölzerne Fusstilck ruht mittels dreier stumpfer Metallspitzen auf den drei im festgena- 

 gelten Tische eingeschlagenen Messingplatten. Die hintere im Biide liriks sichtbare dicser 

 Spitzen wird durch Schraubenbewegung verlängert öder verkiirzt, wodurch der ganze 

 Apparat vorn- öder hintenuber geneigt wird. Die Bewegung nach vorn und hinten wird 

 durch die Kurbel vermittelt, Seitwärtsbewegungen dagegen durch Verschieben der Metall- 

 fiisse (hauptsächlich des hinteren) auf den Messingplatten. Die Camera ist eine so genannte 

 Reflexcamera von Lohman, ursprilnglich fur Amateurzwecke konstruirt, aber fur den frag- 

 lichen Zweck besonders dienlich. Das vorn Objectiv entworfene Bild wird durch einen 

 45° geneigten Spiegel nach oben auf einer die obere Wand des Kastens bildenden matten 

 Scheibe projicirt. 80 wie nuii scharf eingestellt wordeu ist, wird durch Druck auf einen 

 Knopf der Spiegel emporgehoben und gleichzeitig ein vor der Platte befindlicher Rouleau- 

 verschluss automatisch geöffnet, wodurch eine Momentexposition von regulirbarer Dauer 

 im präcisen Momente der besten Einstellung zu erhalten ist, öder es können ohne An- 

 wendung des Momentverschlusses durch verschiedene Dauer des Druckes Expositionen von 



beliebiger Dauei nach meiner Schätzung von etwa 1 /5 Secunde an — gemacht werden. Bei 



der Anwendung des Apparates zu so feinen Messungen, wie fur meine Untersuchungen 

 erforderlich war, ist aber der erwähnte, aus einer hinten belegten Glasplatte bestehende 

 Spiegel nicht zu gebrauchen, ebensowenig wie die matte Scheibe. Ersterer giebt nämlich 

 doppelte und nicht hinreichend scharf e Bilder, letztere erlaubt nicht hinreichend genaue 

 Einstellung. Um in einfachster Weise diesc Uebelstände zu beseitigen, habe ich einer- 

 seits am Spiegel eine absolut plane, einige Centimeter im Quadrat messende Glasscheibe, 

 die ich vorn physicalischen Kabinete der Kgl. Academie der Wissenschaften erhalten, mittels 

 durch Lampenruss schwarz gefärbtem Canadabalsam festgekittet. andererseits die matte 

 Scheibe durch ein starkes Ocular mit Fadenkreuz ersetzt. Da der Canadabalsam ungefähr 

 denselben Brechungsindex wie Glas hat, so wird bei dieser Anordnung kein Licht von 

 der hinteren Seite der aufgekitteten Glasplatte reflectirt, sondern es wird nach Ubergang 

 in den schwarzen Balsam allés an der Vorderseite nicht reflectirte Licht völlig absorbirt. 

 Fur die genaue Centrirung des Apparates sind folgende Vorschriften zu erfullen. 

 Die Scheibe muss mit einer centralen senkrecht aufsitzenden Ansatzröhre versehen sein, 

 welche genau auf die hinreichend grosse Röhre (Parasoleil) des Objectivs passt, die ver- 

 bindende Messingröhre muss genau senkrecht abgeschnitten mit ausgebogenen sorgfältig 

 abgeschliffenen Kanten versehen sein, und schliesslich muss die Camera auf Parallelität 

 der vorderen mit der hinteren Wand gepruft werden. Um die Centrirung des ()culares 

 zu bewerkstelligen, bin ich in der folgenden Weise vorgegangen. Es wurde mit matter 

 Scheibe auf einer weissen, an einem Stative beweglich befestigten Cartonscheibe scharf ein- 

 gestellt, dann diese so länge verschoben, bis beim Visiren an der oberen horizontalen geraden 

 Kante der Scheibe vorbei in das Objectiv hinein alle in den verschiedenen Glasflächen des 

 Objectives entstandenen Spiegelbilder der Scheibe, von welchen einige aufrecht, andere um- 

 gekehrt sind, mit den entsprechenden Kanten zusammenstiessen, öder mit anderen W r orten: 

 bis die Spiegelbilder der Kante alle in einer Ebene lagen. Da nun diese Ebene die op- 

 tische Achse des Objectives enthalten musste, brauchte ich nur das Bild der Kante an der 

 matten Scheibe zu markiren um nach Wiederholung desselben Vorganges mit vertikaler 



