22 



GULLSTKAND, UNTEKSUCHUNGEN UBEK D1E HOKNHAUTREFKACTION. 



Diese Anordnung der Scheibe bietet mehrere Vortheile. Da die ganze Scheibe 

 weniger Weiss enthält als bei der ersten Anordnung, ist die unvermeidliche Blendung viel 

 wenijrer störend. Die weissen Kreise erscheinen im Negativ schwarz: bei der Messunir 

 hat man also das Fadenkreuz des Mikroskopes in die Mitte einer etwa 0,Q3 Mm. breiten 

 durchsichtigen, von schwarzen Säumen begrenzten Zone einzustellen, was sehr leicht ist, da 

 das Fadenkreuz sich gegen einen durchsichtigen Theil der Platte ausserordentlich gut 

 abhebt; von den Uebergangszonen zwischen durchsichtig und undurchsichtig wird man 

 hierbei nicht belästigt, da bei der Einstellung nur die Symmetrie in der Lage des Faden- 

 kreuzes zu den beiden im Negativ schwarzen Kreisen in Frage kommt. 



Nach schliesslicher Fertigstellung des Apparates musste derselbe zuerst auf Genauig- 

 keit und Schärfe gepriift werden. Zu diesem Zwecke wurde der Radius einer Glaslinse 

 und zwar einer Augenlinse von Seyberts Okular IV gemessen. Die losgeschraubte Linse 

 wurde mit Nadeln an einem auf einer Holzplatte aufgespannten schwarzen Papiere befestigt 

 mit der convexen Fläche dem Apparate zugewandt, und es wurden nach Einstellung auf 

 das in dieser Fläche entstehende Spiegelbild zwei Aufnahmen gemacht. Nach leichter 

 Drehung der Linse um eine vertikale Achse wurden wieder zwei und nach Drehung 

 der Scheibe um 90° um die Achse des Instrumentes wieder zwei Aufnahmen gemacht; je 

 eine Platte von diesen drei Versuchen wurde sorgfältig gemessen. Die Resultate der 

 Messungen im horizontalen Meridiane einer der ersten dieser Plätten (signirt N:o 11) sind 

 aus der beistehenden Tabelle ersichtlich. 



Tab. 2. 



■"'•"■ ■ ! 



Abpclescne Zahl 



607 



186 



745 



342 913 



494 



065 



642 



Mittel- 

 werthe. 



Corrigirte Zahl 



606 



177 



751 331 



918 489 



063 



644 



Geiuessene Distanz . . . . 



571 574 580 587 571 574 581 



577 



Zweite Messung - ) 



Abgelesenn Zahl 



603 



179 



745 



341 



903 497 



063 638 





Corrigirte Zahl 



602 



170 



751 



330 



908 492 061 



640 



Gemesseue Distanz . . . . 



568 581 579 578 584 569 579 



577 



Dritte Messung' ) 



Abgelesene Zahl 



867 451 



023 



598 



188 



748 



337 



892 





Corrigirte Zahl 



873 



443 



022 



597 179 



754 



326 



897 



Geiuessene Distanz . . . . 



570 579 575 582 575 572 571 



575 



Viertc Messung 1 ) 



Abgelesene Zahl 



Sf.7 



452 



018 



605 



188 



742 



338 



893 





Corrigirte Zahl 



863 444 



018 



604 179 



748 



327 



898 





. . 581 574 586 575 569 579 571 



576 



Mittelwerthe der gemessenen Distan 



zen 



. 5 



72 577 :isn Jisn R7R ö:s 57fi 



576 





















In dieser Tabelle bedeuten die abgelesenen Zahlen die bei jeder Einstellung auf die 

 betreffenden Punkte des zu messenden Photogrammes notirte Stellung der Schraube der 

 zur Messung angewendeten Theilmaschine, ausgedruckt in Tausendstel einer Revolution der 



