KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 28. N:o 7. 



29 



reclinen sind, sagte niir schon wegen der grossen Zeitverschwendung wenig zu. Ich 

 bin hier, wie iiberhaupt bei den Messungen meiner Plätten, von dem Princip aus- 

 gegangen, dass eine Messung mit der stärksten anwendbaren Vergrösserung viel mehr 

 werth ist als eine ganze Serie von Messungen un ter Anwendung einer schwächeren Ver- 

 grösserung, und habe derazufolge ganz einfach die Scala gemessen und die jedeni Theil- 

 striche der Scala entsprechende Position der Schraube während einer Revolution notirt. 

 Seitdeni ich mich durch vorläufige Versuche, wobei in vier Serien jeder ffmfte Theilstrich 

 an verschiedenen Theilen der Scala gemessen wurde, uberzeugt hatte, dass diese fur die 

 Untersuchung hinreichend genau war, habe ich zwei an verschiedenen Theilen der Scala 

 erhaltene Messungen jedes einzelnen Theilstriches zusamniengestellt, die so erhaltenen 

 Werthe fur jedes Intervall an der Schraubentheilung mit dem durch Messung einer ganzen 

 Revolution an derselben Scala erhaltenen wirklichen Werthe eines solchen Intervalles ver- 

 glichen und die Differenzen als wahre Correctionswerthe angenommen. Um es möglich 

 zu machen diese Untersuchungen zu controliren, gebe ich die Correctionszahlen in Tab. 5 

 wiecler. 



Tab. 5. 



0,00 



+ 0,000 



0,50 



— 0,005 



0,05 



— 0,002 



0,55 



- 0,004 



0,10 



— 0,005 



0,60 



— 0,001 



0,15 



- 0,008 



0,65 



f 0,002 



0,20 



— U.iinii 



0,70 



+ 0,004 



0,25 



— 0,011 



0,75 



+ 0,006 



0,30 



— 0,012 



0,80 



+ 0,006 



0,35 



— 0,011 



0,85 



+ 0,006 



0,40 



— 0,010 



0,90 

 0,95 



+ 0,005 

 + 0,003 



0,45 



— 0,008 



0,50 



— 0,005 



0,00 



+ 0,000 



Erst nach Anwendung dieser Correctionszahlen anstått der fruher angegebenen wur- 

 den die Messungen so scharf wie oben bei den Controllversuchen angegeben. In Betreff 

 der Messungen ist noch zu erwähnen, dass die Stellung des Fadenkreuzes nicht ohne Ein- 

 fluss auf die Schärfe des Resultates war. Die beste Position fur mich war eine solche, 

 wo die beiden Faden einen Winkel von 45° mit der Bewegungsrichtung des Mikroskopes 

 bildeten. War nämlich der eine Faden dieser Richtung parallel gespannt, der andere 

 senkrecht zu ihr, so war es mir immer schwerer zu entscheiden, wann der Kreuzungs- 

 punkt präcise in der Mitte zwischen den Ringen stånd, da eben alle anderen Punkte 

 des erstgenannten Fadens ausserhalb der Mitte stehen mussten. Wenn ich hinzufuge, 

 dass nur die zwei Decimalen direct abgelesen, die dritte aber abgeschätzt wurden, und 

 dass die Scala während der Messung nicht gesehen wurde, also jede Möglichkeit von Auto- 

 suggestion ausgeschlossen war, so habe ich nichts mehr fiber die Technik der Messung 

 hinzuzufugen. 



