Ueber Trennung der Verdauungsfermente. 389 



steht, es im arideren Schenkel bis auf einige Millimeter unter 

 die Mündung von u geht. 



Stellen wir uns nun vor, dass das Quecksilber in dieser 

 Manometerröhre in beiden Schenkeln gleich hoch steht und dass 

 nun am oberen Ende der T-Röhre s durch eine Wasserluftpumpe 

 die Luft herausgesaugt wird, so wird das Quecksilber in der 

 Röhre s und ebenso in der Röhre v emporsteigen, während es 

 in dem breiten Schenkel w nach unten geht; ist dann der 

 Punkt erreicht, wo das Ende der Röhre v frei wird, so dringt 

 natürlich etwas Luft in die Röhre v ein und treibt das Queck- 

 silber in die Röhre u, von welcher es in den Schenkel s ab- 

 fliesst; dadurch wird die Differenz des Quecksilberstandes in 

 den beiden Schenkeln der Manometerröhre zu gross und es 

 findet nun ein umgekehrter Strom des Quecksilbers von dem 

 engen Schenkel in den weiteren durch die untere Verbindung 

 statt. In Folge davon steigt das Quecksilber niveau im breiten 

 Schenkel und sperrt nun wieder die Röhre v ab, so dass die 

 Luft nicht mehr in dieselbe eindringen kann, und zwar ehe 

 alles Quecksilber aus der Röhre vtu in den engeren Schenkel 

 abgeflossen ist. Nun wird natürlich wieder Quecksilber in die 

 Röhre v und s aufgesaugt und der eben beschriebene Vorgang 

 wiederholt sich. In Folge dieser continuirlichen Circulation 

 von Quecksilber und Luft durch das Rohr vtu, wobei das 

 Quecksilber im Apparate zurückbleibt, während die Luft in die 

 Wasserluftpumpe geht, bleibt die Differenz zwischen dem 

 atmosphärischen Druck und dem negativen Druck in der 

 Wasserluftpumpe constant, das an der Wasserluftpumpe ange- 

 brachte gewöhnliche Quecksilbermanometer E zeigt dabei 

 Schwankungen von 3 — 6 Mm., die Schwankungen können aber 

 noch kleiner werden, wobei die Manometersäule nur eine sehr 

 häufige zitternde Bewegung annimmt, die einen Millimeter nicht 

 übersteigt. Letzteres ist der Fall wenn das Quecksilber in die 

 Röhre v nicht in Form eines mehr oder weniger langen un- 

 unterbrochenen Fadens eintritt, sondern in Form kleiner Tröpf- 

 chen, indem durch das Rohr vtu ein continuirlicher Strom von 

 Luft geht, welchem sehr kleine Quecksilberkügelchen beige- 

 mengt sind. Diese günstige Erscheinung hängt aber von der 



