528 E. du Bois-Reymond: 



Die Grösse eines von Null ausgehenden Ausschlages hat 

 man ferner unmittelbar vor Augen 1 ), während man, wenn der 

 Ausschlag aus beständiger Ablenkung geschieht , um den 

 Erfolg zu übersehen, erst zwei, meist vierstellige Zahlen 

 von einander abziehen muss. Man kann bei beliebiger Em- 

 pfindlichkeit der Bussole arbeiten, während, wenn die Schwan- 

 kung aus beständiger Ablenkung erfolgt, diese die Theilung 

 nicht aus dem Gesichtsfelde führen darf. Es braucht endlich 

 nur die mittlere Gegend der Scale in beschränkter Ausdehnung 

 beleuchtet zu sein. 



Aus allen diesen Gründen hat man sich im Folgenden, 

 wo nicht das Gegentheil gesagt ist, den Strom des ruhenden 

 Muskels als compensirt vorzustellen. Zur Compensation be- 

 diente ich mich, wie immer, wo sein Umfang reicht und keine 



wenn Aj/, Aj^ die von einander unabhängigen Grössen sind, um 

 welche die elektromotorische Kraft y und der Widerstand M des Multi- 

 plicator- (Bussol-) Zweiges sich ändern, im Falle der Compensation 

 die Stärke / des in Folge der Aenderung entstehenden Stromes 



{y±A P )C-n 



1 = 



(M±& M )C + (C-k)l 



Der Nenner ist stets positiv, und da yC=el, hängt das Zeichen des 

 Ausschlages allein vom Zeichen von Ay ab, und für Aj/ = ist 1 = 0. 

 War dagegen nicht compensirt, so ist der Unterschied A 7 der 

 neuen Stromstärke 1' und der ursprünglichen 1 



±&y(M+i.)z f & M .y 



i-i=A 7 = 



{M+xy + & M (M+l) 



Der Nenner ist abermals stets positiv. Der Zähler kann positiv sein 

 auch bei negativem A y , und umgekehrt; und selbst für Aj/ = hat 

 Ar einen je nach dem Zeichen von /S M positiven oder negativen 

 Werth. 



1) Wenigstens wenn man nach meinem Rath (Beschreibung einiger 

 Vorrichtungen u. s.w. S. 87) endlich die unbequeme, von den Mag- 

 netometer - Beobachtungen herrührende Göttinger Art der Scalen- 

 Theilung mit einer beiderseits von Null ausgehenden Theilung ver- 

 tauscht und die Scale verschiebbar macht, so dass man vor jedem 

 Versuch den Nullpunkt auf den Faden einstellen kann. Die Werk- 

 statt des Hrn. 0. Plath (Sauerwald) liefert Gestelle zur Spiegel- 

 ablesung mit verschiebbarer Scale nach meiner Angabe. 



