580 E. du Bois-Reymond: 



glaubte. Da er diese nicht näher beschrieben hat, so bleibt 

 der Grund dieses Widerspruches vorläufig unbekannt. 



Ich habe Hrn. Sigmund Mayer' s schöne Versuche be- 

 stätigt und erweitert. Das Differential - Rheotom, dessen ich 

 mich bediente, ist von Hrn. Zimmermann in Heidelberg ge- 

 liefert, und von Hrn. Sauerwald überarbeitet. An der elek- 

 tromagnetischen. Maschine ] ), die das Rad dreht, brachte ich an 

 Stelle des doppelten Voltameters mit Chlorcalciumlösung u, v, 

 welches den Funken vernichten soll, einen inductionsfrei ge- 

 wickelten 2 ) Neusilberdraht von 45 cm Länge und 0*23 mm Durch- 

 messer an. Zwar blieb ein mit der Lupe erkennbares Fünk- 

 chen zurück, aber auch mit dem Chlorcalcium-Voltameter war 

 ein solches da, während die Maschine mit dem Drahte so gut 

 wie mit dem Voltameter lief, und die Vorzüge des Drahtes 

 vor letzterem keiner Auseinandersetzung bedürfen. Die Ma- 

 schine wurde stets mittels Eines Daniells im festen , und ihrer 

 vier im beweglichen Kreise in Thätigkeit versetzt. 



Ich kann nicht sagen, dass ich mit der Regulation der Um- 

 drehungsgeschwindigkeit zufrieden gewesen wäre. Unstreitig 

 wirkt der Regulator, wie er nicht anders kann, da die Ma- 

 schine bei gespannter Feder schneller läuft als bei erschlaffter. 

 Aber der von Hrn. Exner für seine Wirkung angeführte Be- 

 weis, dass der Ton einer durch die Maschine gedrehten Sirene 

 fünf Minuten lang seine Höhe genau bewahrt habe , zeigt nur, 

 dass die Maschine beständige Geschwindigkeit erlangt. Dies thut 

 jedes Uhrwerk, worin ein mit der Geschwindigkeit wachsender 

 Widerstand, wie Windflügel oder Reibung ihn erzeugen, schliess- 

 lich mit der beschleunigenden Kraft in's Gleichgewicht geräth. 

 Eine beständige Geschwindigkeit annehmen und die Geschwin- 

 digkeit selbstthätig reguliren, sind ganz verschiedene Dinge. Auf 

 alle Fälle vermag der Regulator unserer Maschine nur in engen 



1) Sie ist von Hrn. Sigmund Exner beschrieben und 

 bildet. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften zu 

 Wien. 1868. Bd. LVIII. Abth. IL S. 602. — Die oben gebrauchten 

 Buchstaben sind Hru. Exner's Notation. 



2) Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u. s. w. 

 A. a. 0. S. 122. 



