106 



natorium nach Prony und einem Inclinatorium nach Gambey, welche Herr Prof. Frankenheim für 

 diesen Zweck zu leihen die Güte hatte. 



Die für die Bestimmung der Declination erforderlichen Azimute wurden mittels eines kleinen 

 Theodoliten von Utzschneider und Lieb her r gemessen und unter dem Aufstellungspunkte auf dem 

 Hofraume des Universitätsgebäudes ein kleiner Sandstein mit einem markirten Punkt eingelassen, wodurch 

 dann bei allen Beobachtungen der Aufstellungsort immer genau wiedergefunden werden konnte. Die 

 astronomischen Azimute wurden durch Beobachtungen der Sonne am 13. und 14. August Morgens be- 

 stimmt und dadurch eine Anzahl terrestrischer Azimute theils innerhalb, theils außerhalb des Hofraumes 

 festgelegt. Die magnetische Declination wurde beobachtet am 14. August Nachmittags und Vormittags, 

 sodann Aug. 30., Sept. 1. und Sept. 4. Allein alle diese Beobachtungen mußten verworfen werden, 

 indem der Gollimationsfehler des an dem Declinatorium befindlichen Fernrohrs für klein und unveränder- 

 lich gehalten worden war, welche Voraussetzungen sich später als irrig erwiesen. Erst nach Ermittelung 

 eines Verfahrens, um die Instrumentalfehler zu eliminiren, stellten sich die Resultate gut übereinstimmend 

 heraus. Zu größerer Vervielfältigung der Beobachtungen wurden die einzelnen Einstellungen auch von 

 Herrn Günther wiederholt und für die Declination folgende Resultate gefunden: 



1854 





Galle 



Günther 



September 7. 



22 h 



12° 37' 23" 



12o 37/ 37« 



8. 



22 



12 43 54 



12 45 8 



11. 



5 



12 42 50 



12 41 37 



11. 



23 



12 35 34 



12 35 1. 



Es kam nur noch auf eine Prüfung an, ob nicht vorhandene Eisenmassen in den gegen 30 Fuß entfern- 

 ten Mauern der Universität und der Kirche einen Einfluss auf die Messungen gehabt haben könnten, und 

 ob nicht in Folge dessen auch der Hofraum, gleich dem magnetischen Cabinet, für absolute Bestimmun- 

 gen ungeeignet sei. Zu diesem Behufe wurde am 11. September eine Beobachtung auf einem Stand- 

 punkte auf der Promenade nahe am Ufer der Oder (dem chemischen Laboratorium gegenüber) gemacht, 

 nachdem Tages vorher ein Sonnen-Azimut daselbst genommen worden war. Hier fand sich jedoch ganz 

 übereinstimmend: 



September 11. 21 h 12° 37' 24" 12° 37' 17". 



Endlich wurde auch der Standpunkt auf dem Hofraume der Universität selbst verändert und gefunden: 

 September 12. 3y 2 h 12° 41' 57" 12o 40' 36", 



mithin sämmlliche Resultate in dem Räume der täglichen Variationen mit einander übereinstimmend. 

 Nimmt man demgemäß aus allen 6 Bestimmungen das Mittel , so findet sich die westliche Abweichung 

 der Magnetnadel zu Breslau: 



1854 September 11. 12° 39' 50" 12° 39' 33" 



im Mittel: 12° 39' 42". 



Noch möge erwähnt werden, daß die Nadel des angewandten Instrumentes prismatisch, 16 Zoll lang, 

 und mit einem mit einer Achatplatte ausgelegten Hütchen über einer Spitze aufgehängt ist. Durch Ab- 

 lesung der beiden Enden der Nadel wurde der Fehler wegen der nicht genau centrischen Aufhängung 

 im Mittelpunkte der Theilung eliminirt, und durch jedesmalige Umwendung der Nadel in ihrer Fassung 

 der Fehler wegen des Nicht-Zusammenfallens der magnetischen Axe mit der Axe der Figur. 



Die Bestimmungen der Inclination sind als minder befriedigend zu bezeichnen und sind mit einer 

 erheblichen Unsicherheit behaftet: einestheils, indem die dabei angewandten Nadeln kleine Rostflecke an 



