58 
vergezeld van eenige voorbeelden der met die instru- 
menten verkregen teekeningen. 
en 5°. de installatie van seismologische stations, hunne kosten 
enz. 
De door Mitxe beschreven instrumenten zijn: 
1°. Een registreerend uurwerk of tijdaanwijzer. De meest 
gebruikelijke methode, om het oogenblik van een aardschok te 
bepalen, is het gebruik van een uurwerk, dat door een eenvoudig 
mechanisme door elke zeer lichte schok omniddellijk tot stilstand 
wordt gebracht. Het eenige bezwaar dezer methode. die 
echter door Paumierr verkozen en door Мамет aanbevolen 
wordt, is, dat de klok na elken schok van aardbeving weer in 
gang moet worden gebracht en daarbij weer nauwkeurig gelijk 
gezet of met een ander uurwerk vergeleken moet worden. Dit 
bezwaar is vooral dan van toepassing, wanneer de waarneming 
op meer dan een station plaats heeft, en de stations noch 
onderling. noch met een telegraafkantoor in telegraphische 
verbinding staan. Na deze oude methode op groud van onder- 
vinding verlaten te hebben. bedient Мих zich van een 
instrument als in fig. | voorgesteld wordt. De klok C, liefst 
met ` halfsecundeslinger (tik) draagt de secunde- (eigenlijk 
ИК-) wijzer evenals de uur- еп minuutwijzer in het centrum. 
Elke wijzer eindigt in een naar buiten omgebogen punt, 
waarop een stukje kurk is gestoken, waarvan het voorvlak 
van tijd tot tijd met een weinig inkt (een mengsel, van 
glycerine en lampenzwart) wordt bestreken: de besmeerde 
vlakjes van die drie wijzers bewegen zich in een zelfde vlak. 
en daarbij is. de uurwijzer, als het dichtst bij de wijzerplaat 
de langste en de seeundewijzer de laatste en kortste van | 
de drie. 
Een lichte vlakke houten ring BR, aan de eene zijde met 
een geverniste cartonnen schijf bekleed, geheel overeenkomstig ` 
de uuraanwijzing van de klok ingedeeld, en met die nan wijzing 
evenwijdig en eoneentrisch als spiegelbeeld geplaatst, wordt ` 
zoodanig door het mecanisme beheerscht, dat een schok er een А 
