62 
beweging worden gebracht, waarvan de snelheid nauwkeurig 
bekend is. De opvolging der golvingen, hunne richting en 
amplitude en de tijden van opvolging zijn dan uit de verkregen 
resultaten van de aardbeving met die van de diagramplaat af 
te leiden. 
De belangrijke technische bezwaren, die aan de oplossing 
van eene zoodanige inrichting verbonden zijn, en waarvan 
wel de voornaamste te achten is, dat de slepende beweging 
van de plaat tegen de schrijfstift geen invloed op den gang 
van die stift, die alleen door de aardbevingen geleid moet 
worden, mag teweegbrengen, maken haar niet zeer geschikt 
voor uitgebreide toepassing. Een zeer langzaam in bet centrum 
roteerende schijfvormige plaat, waarop concentrische cirkel- 
lijnen op onderling gelijke afstanden de abscissen, en stralen, 
gelijkelijk ingedeeld, de ordinaatlijnen vormen, voldoet, zoo 
het schijnt, het best aan de vereischten. 
Ik zal den schrijver, uit wiens bro^hure ik het vorige 
geput heb, niet verder volgen in de beschrijving van de 
Double bracket seismograph еп de Conical Pendulums, noch 
van de sersmograph for vertical motion, Gnav's compensated 
Spring Astatie seismograph, als alle behoorende tot de inrich- 
ting van een observatorium, zoo als geacht mag worden te 
kostbaar en omslachtig te zijn voor meer algemeene aan- 
schaffing еп ver verspreide aanwending door particuliere 
belangstellenden, die door hunne observaties de bevordering 
der wetenschap zouden wenschen te steunen. 
De stroomsluiter, die voor het registreeren van den aan- 
vangstijd der aardbeving noodig is, wordt door Миле als 
volgt beschreven. 
Dit instrument, zie fig. 5, is een resproductie op kleine 
schaal van den slinger-seismograaf. De lange bamboe hef- 
boomsarm | van den index is hier echter drager van een fijne 
koperdraad, die in een platinapunt eindigt. Deze platinapunt 
hangt vrij in een kuiltje van het kwik in een onder die 
naald geplaatst houten bakje M: de vereischte zeer geringe | 
en ed ae 
| 
k 
4 
3 
: 
1 
b. 
; 
