65 
depressie in het Kwikniveau wordt verkregen door in het 
centrum van den bodem van het bakje een ijzeren nageltje 
te drijven. 
Bij de minste beweging van den index komt de platinapunt 
met het kwik in aanraking en wordt de stroom, waarvan het 
kwik de eene electrode vormt en de platinapunt de andere, 
gesloten. 
Nog zij ter loops aangestipt, dat eene geheel overeenkomstige 
inrichting, door eene belangrijke verhouding aan de beide 
hefboomsarmen van den index te geven, als mieroseisinograaf 
of trillingsmeter (tremor-meter, aangewend wordt. Elke kort- 
stondige siroomsluiling. door eene lichte beweging of trilling 
veroorzaakt, werkt op het sluitstuk van den electromagneet 
еп veroorzaakt derhalve een tik of aanslag, die op een voor 
de drukstift geplaatst beweghaar blad, op eene roteerende 
schijf gewonden, of op een strook kan worden zichtbaar 
gemaakt. 
Wanneer geen zeer groote gevoeligheid verlangd wordt, en 
liever bij de waarneming geen gebruik gemaakt wordt 
van galvanisme, kan de siroomsiniter ook wel door een 
mechanische inrichting vervangen worden. De beste aan den 
heer Мих bekende ¿mechanical starter" is die, afgebeeld 
in fig. 4. 
Op een vlakke plaat, die op stelschroeven rust, is het 
bewegelijke instrument geplaatst, dat door het doen afvallen 
van een gewicht W de klink doet uitschuiven, die in fig. 1 
de beweging van het register belet. Dat gewichtje is in de 
leekening fig 4 voorgesteld door het aan een draad verbonden 
cilindertje W. Dit wankelbaar staafje wordt gedragen door 
den toestel PLS. Hiervan is het gedeelte S glad bolvormig 
van oppervlak, terwijl L een daaraan vast verbonden looden 
schijf is, op zoodanige hoogte vastgezet, dat het evenwicht 
van den op de glazen plaat geplaatsten toestel nog slechts 
even stabiel en zeer nabij labiel is. Alzoo ingericht is een 
zeer geringe schok voldoende om den drager van het gewicht 
