DI JUST JSTTJO'VO ITs-CODEULILO 



ELETTROMETRO A QUADRANTI 



E DELL'APPLICAZIONE DELLE CORRENTI DI FOUCAULT 

 ALLO SMORZAMENTO DELLE OSCILLAZIONI DEGLI ELETTROMETRI 



NO'-TA. 



del Professor LUIGI DONATI 



(Letta nella Sessione del 24 Aprile 1887). 



I. 



Più di dieci anni fa, cioè fin dal 1876, io ebbi, credo per il primo, F idea di 

 applicare allo smorzamento delle oscillazioni degli elettrometri il metodo che si 

 fonda sull' azione delle correnti indotte dette di Foucault , quale si pratica nei 

 galvanometri. In questi ultimi la parte mobile comprende un magnete, e lo smor- 

 zamento si ottiene facendo che le oscillazioni si compiano in presenza di masse 

 metalliche. Negli elettrometri, invertendo, io pensai di far muovere il conduttore 

 metallico (ago) in un campo magnetico. 



Riuscii allora ad applicare la mia idea in modo abbastanza soddisfacente ; e ne 

 resi conto in una brevissima nota pubblicata sul giornale 11 Nuòvo Cimento (*) 

 che in grazia appunto della sua brevità riproduco qui testualmente. 



„ L' elettrometro di Thomson (Brani/v) è un istrumento che riunisce in grado 

 „ notevole i pregi della sensibilità e della precisione. Servendomi di esso per 

 n alcuni mici studii , e pensando al grande vantaggio che si avrebbe qualora, 

 „ senza scapito degli anzidetti pregi , si potesse ottenere un rapido smorzamento 

 „ delle oscillazioni, quale si ha nei galvanometri, tentai felicemente il mezzo se- 

 „ guente, che non so che sia stato indicato da altri, e che si raccomanda per la 

 „ sua .semplicità. „ 



„ Esso consiste nel sostituire ai pezzi di lame o di ottone che costituiscono la 

 s parte fissa della bilancia di torsione, dei pezzi uguali fatti di acciaio temprato 

 „ e opportunamente calamitati. Così nella lamina di alluminio che forma la parte 



(*) Serie 2', T. XV, Genn. e Febbr. 187ti, p. 95. 



