» 



* 



TI 



— 328 — 



„ mobile, ad ogni movimento, sotto l' influenza del magnetismo delle parti fisse, si 

 generano delle correnti indotte la cui azione elettromagnetica reagisce contro il 

 „ movimento, precisamente come avviene nei galvanometri : salvo che qui la parte 

 „ inducente è fissa e mobile l' indotta, mentre in quelli accade il contrario. „ 



„ L' elettrometro sul quale io ho sperimentata 1' accennata modificazione è fatto 

 sul modello semplificato di M. Branly dal costruttore M. Bourbouze di Parifi. 

 „ La lamina di alluminio a forma di co , sospesa ad un filo di argento , oscilla 

 „ orizzontalmente fra due piani metallici divisi ciascuno in quattro settori secondo 

 „ due diametri perpendicolari. I settori dei due piani si corrispondono di front' 

 „ e due a due sono retti da una stessa asta verticale lungo la quale possono 

 n scorrere. Io ho sostituito ai settori che erano di ottone, dei settori di acciaio 

 „ calamitati al massimo di intensità ed in modo che le parti poste d: fronte, sia 

 lungo le divisioni diametrali, sia nei due piani diversi, presentassero polarità 

 „ opposte. Tenendo così sufficientemente vicini i due piani , ottenni uno smorza- 

 „ mento non inferiore a quello che si osserva nei migliori galvanometri a sistema 

 „ astatico e a specchio. „ 



Io feci allora queste prove nei Gabinetto di Fisica dell' Università di Pisa, 

 dove ero in qualità di Aiuto al Cu. Prof. Felici, e dove credo che esista ancora 

 1' elettrometro così modificato. Uno simile ne fu costrutto in quel tempo nel- 

 1' officina del Sig. Pierucci di Pisa per il Gabinetto dell' Istituto tecnico di Fi- 

 renze, e credo che lo stesso costruttore ne abbia in seguito fatti altri sullo stesso 

 principio. 



L' accennata disposizione permette di ottenere un grado di smorzamento suffi- 

 ciente nella massima parte dei casi. Ma occorre a tal uopo che si abbia un ago 

 estremamente leggero e che si tengano i settori dei due piani opposti molto vicini 

 fra loro, il che non sempre conviene. Per questo io non ho molto insistito nel 

 detto sistema: il quale è poi caduto in dimenticanza, venendo invece generalmente 

 adottato il processo di smorzamento che consiste nell'immersione nell'acido solfo- 

 rico di una larainetta di platino unita all' estremità inferiore dell' ago dell' elettro- 

 metro, malgrado i non lievi inconvenienti che un tal processo porta seco. 



Recentemente però la mia attenzione è stata richiamata su questo soggetto da 

 alcuni articoli pubblicati nel giornale La Lumière Eiectriqtie dal Sig. H. Ledeboer.; 

 nei quali si parla di nuovi elettrometri costrutti dai Sigg. Curie, con 1' applica- 

 zione dello smorzamento a mezzo delle correnti di Foucault. Non avendo proba- 

 bilmente notizia della mia antica prova, il processo è dato come nuovo ed origi- 

 nale, sebbene sia uguale in sostanza a quello da me indicato, ed anche applicato 

 alla stessa maniera. 



Anziché pensare a muovere delle sterili reclamazioni di priorità, mi è venuto 

 in mente di tentare un nuovo modo di applicazione dello stesso principio, che 

 meglio corrispondesse in pratica alle esigenze sperimentali. Incoraggiato dai risul- 

 tati di alcune osservazioni preliminari, ho istituito delle esperienze in proposito; 



