— 329 — 



e così sono stato condotto ad attuare una disposizione semplice ed efficace, che 

 ora mi propongo di riferire. 



Mi son servito in queste prove di un elettrometro di modello proprio da me 

 fatto costrurre già da qualche anno. Non ne avevo mai fin qui pubblicata la 

 descrizione, perchè esso non contiene novità sostanziali ; ma è piuttosto una fusione 

 di elementi desunti qua e là dagli strumenti congeneri, scelti e combinati allo 

 scopo di conciliare il più. che fosse possibile 1' esattezza delle indicazioni con la 

 semplicità e la comodità del maneggio. Siccome tuttavia mi pare che realmente 

 in pratica corrisponda assai bene, colgo ora 1' occasione per darne un breve cenno 

 descrittivo unitamente al disegno. Dopo di che verrò a dire della nuova disposizione 

 per lo smorzamento delle oscillazioni. 



II. 



L' elettrometro nella sua forma primitiva è rappresentato nell' insieme dalla 

 figura I. — Esso si avvicina per la forma dei quadranti al tipo dell' elettrometro 

 di Edelmann, da cui però differisce in molti punti. 



I quadranti costituiscono le quattro parti di una campana cilindrica Q, Q 

 chiusa superiormente da un fondo piano f,fe aperta in basso. Essa campana è 

 ottenuta di getto in un sol pezzo per fusione, con. due abbrancamenti trasversali 

 a , a alla parte superiore, destinati a collegare, dopo la divisione in quattro parti, 

 i quadranti opposti a guisa di ferro di cavallo o di diapason. Gli stessi abbran- 

 camenti servono a fissare mediante quattro sostegni isolanti s , s i quadranti sopra 

 una base formata da una piastra di ebanite e , e sovrapposta ad una piastra di 

 ottone. Su questa base la detta campana viene impiantata quando essa è ancora 

 in un sol pezzo, quale risulta dalla fusione ; e tutto l' insieme viene poi messo al 

 tornio e lavorato, in guisa da risultarne un cilindro perfetto coli' asse perpendi- 

 colare alla base ridotta esattamente circolai-e. A questo punto viene aggiunto il 

 fondo circolare f,f che si aggiusta solidamente e vien lavorato al tornio in 

 solidarietà col resto : dopo di che con due tagli diametrali si fa la separazione 

 dei quadranti. I quali risultano per tal modo stabilmente collegati in un sistema 

 di forma invariabile, perfettamente centrato e regolare. 



Dall' altra parte della base sta la camera A destinata allo specchio di infles- 

 sione, e su questa si erge il tubo T per il filo di sospensione portante in alto lo 

 apparecchio S di sospensione. Tutti questi pezzi hanno uno stesso asse comune 

 di simmetria, e vengono aggiustati e regolati al tornio unitamente alle parti pre- 

 dette in un unico sistema centrato ed invariabile , salvo i movimenti di rotazione 

 intorno all' asse comune di ciascuna parte rispetto alle altre nelle giunture o 

 punti di riporto. Questi ultimi sono lavorati a forma leggermente conica, il che 

 assicura la stabilità del centramento. 



tomo vm. 42 



