— 331 — 

 filare e si fa mediante un filo di bozzolo. L' apparecchio di sospensione S è fatto 

 in modo da permettere di alzare od abbassare 1' ago, e di far variare a piacere 

 l' intervallo fra i due fili per regolare la sensibilità dell' elettrometro. 



Tralasciando per brevità altri dettagli che possono rilevarsi dal disegno o sup- 

 porsi facilmente, darò un cenno del modo di montare ristrumento. Per questo si 

 toglie dapprima il tubo Tel' apparato di sospensione S, si attacca a quest' ultimo 

 il filo e al filo si attacca in basso il telaietto che regge lo specchio ; si fa passare 

 attraverso il tubo T, e si ricolloca quest'ultimo al suo posto, regolando mediante 

 il pezzo o la lunghezza del filo in guisa che lo specchio si trovi ad altezza con- 

 veniente nella camera A. Ciò fatto, si toglie la parte inferiore della cassa cilin- 

 drica e s' infila 1' ago di sotto in su nel cilindro formato dai quadranti, che è 

 aperto in basso, facendo passare il suo prolungamento superiore attraverso i fori 

 che vi sono negli abbrancarne nti a , a del cilindro e attraverso il foro centrale 

 della base, e lo si aggancia allo specchietto. Se 1' ago è fatto accuratamente e- 

 ben equilibrato, in guisa che quando è sospeso il suo asse sia disposto sulla ver- 

 ticale, non resta altro che a regolare per mezzo delle viti calanti la posizione 

 dell' apparecchio in guisa da renderlo verticale, nel qual caso l' asse dell' ago 

 coinciderà con 1' asse dello strumento. Siccome il prolungamento inferiore e il su- 

 periore dell' ago sono visibili, si ha da essi il criterio per giudicare della vertica- 

 lità: al qual uopo sono notati sui bordi dei fori circolari che essi attraversano, 

 quattro punti che corrispondono alle estremità eli due diametri ortogonali. Così 

 1' aggiustamento riesce facile e pronto : e siccome per quanto si è detto le parti 

 fisse dell' apparecchio formano un insieme permanentemente centrato , non rimane 

 altro da regolare, salvo 1' orientamento relativo dei quadranti, dell' ago e dello 

 specchio nella camera A, e 1' orientamento generale dell' apparecchio rispetto all' e- 

 sterno. A tal uopo i quadranti, la camera A col tubo T e l'apparato di sospen- 

 sione 8 sono, come si è detto, girevoli gli uni rispetto agli altri intorno all'asse 

 comune ; e tutto 1' insieme poi è girevole con la sua base sul fondo p , p della 

 cassa cilindrica che racchiude i quadranti. 



Il diametro interno del cilindro costituito dai quadranti è di 8 cm. : le altre 

 dimensioni sono in proporzione, come appaiono dalla figura che rappresenta 1' ap- 

 parecchio in iscala ad x / 4 della grandezza naturale. 



Il perfetto centramento delle parti essenziali dell' apparecchio, e la grande fa- 

 cilità di aggiustamento e di maneggio ne costituiscono i pregi principali. L' isola- 

 mento, qualora 1' aria sia mantenuta nell' interno convenientemente secca a mezzo 

 dell' acido solforico, riesce pure eccellente. Per le esperienze di lezione io soglio 

 caricare permanentemente l' ago con una pila a secco, mettendo una coppia di 

 settori in relazione con la sorgente elettrica cui si riferisce la misura, e 1' altra 

 coppia in comunicazione colla terra. Per le esperienze di qualche esattezza invece 

 ho sempre fatto uso di una pila formata di cento elementi alla Volta, ben isolati 

 e divisi in due serie di cinquanta ciascuna, colle quali secondo il metodo di Ma- 



