— 332 — 



scart venivano caricati i quadranti , mentre l' ago era messo in relazione colla 

 sorgente. In queste condizioni, e avendo 1' avvertenza di rinnovare spesso 1' acido 

 solforico, la regolarità e la costanza delle indicazioni mi hanno sempre fatto fede 

 della bontà dell' apparecchio. 



Quanto alla sua sensibilità — la quale dipende naturalmente dal peso e dalle 

 dimensioni dell' ago e dalla distanza dei fili di sospensione, come pure dall' inten- 

 sità della carica costante dei settori , e può regolarsi secondo il bisogno — essa 

 può essere resa assai grande, pur conservando l'esattezza e la stabilità delle in- 

 dicazioni. Adoperando per la carica dei settori la detta pila di 100 elementi 

 di Volta, si può avere comodamente per la forza elettromottrice di una coppia 

 Danieli una deviazione corrispondente a mezzo metro della scala posta a due 

 metri di distanza dallo specchio. 



L' accennata necessità di rinnovare sovente 1' acido solforico quando si vogliano 

 indicazioni esatte, dipende dalle irrego'aiità del movimento della laminetta di 

 platino immersa nell' acido non messo di fresco. Questo fatto, che è stato riscon- 

 trato da moltissimi sperimentatori , costituisce un inconveniente capitale inerente 

 al metodo di smorzamento delle oscillazioni per mezzo dell' acido solforico, che è 

 quello comunemente usato, e fa sentire il bisogno di ricorrere per gli elettrometri 

 ad altri processi, quale appunto quello cui si riferisce il presente lavoro. 



III. 



L' idea da cui fui guidato in questo studio si fu quella di ricercare se non 

 fosse possibile, lasciando intatte tutte le parti che propriamente costituiscono 

 1' elettrometro , di sostituire alle specie di freno rappresentato dalla laminetta di 

 platino che si muove in seno all' acido solforico un freno, dirò così, elettromagnetico 

 costituito da un pezzo metallico conduttore che si muove in un campo magnetico. 

 Nessun dubbio naturalmente sul principio in sé : ma si trattava di vedere se la 

 cosa era pratica; vale a dire se era possibile per questa via di conseguire uno 

 smorzamento sufficiente, con mezzi semplici e conciliabili colle funzioni di un 

 apparecchio elettrometrico. Su ciò la risposta doveva chiedersi direttamente alla 

 esperienza ; e così io feci , servendomi a tal ufficio dell' elettrometro che ho de- 

 scritto or ora. 



Per adattarlo più. comodamente a questo studio ho sostituito alla sospensione 

 bifilare l' unifilare con sottile filo metallico, cambiando 1' apparato di sospensione 

 S nell'altro rappresentato dalla figura IH. Il pezzo metallico t di attacco del filo è 

 portato da un sostegno isolante i , ed è in relazione coli' esterno mediante una 

 asticella metallica li ripiegata come si vede nella figura, la quale passa attraverso 

 un foro del coperchio, senza toccarlo, per la solita ragione dell'isolamento. Un 

 otturatore scorrevole lungo 1' asticella serve a chiudere il foro quando non si 



